— 405 — 
il rubinetto 4 da quella parte e si rompe la punta del serbatoio C che si trova 
chiusa nel tubo di gomma di congiunzione. Aprendo il robinetto con qualche len- 
tezza il gas va ad occupare gli spazî vuoti senza violenza. Il gas passa poi nel gas- 
sometro A abbassando il serbatoio del mercurio f ad un livello opportuno ed aprendo 
il rubinetto rispettivo. 
Per estrarre tutto il gas dal serbatoio C e farlo passare nel gassometro A si fa 
entrare sotto la campanella % la estremità mobile e dell'asta della pompa e si mette 
questa in azione. Il gas viene richiamato sotto la campanella A, si apre il rubinetto d, 
ed allora discende il mercurio dal serbatoio 9g e, ad occupare lo spazio libero, va il gas 
che si fa strada attraverso il rubinetto: dopo ciò si stabilisce la comunicazione fra 
il serbatoio g ed il gassometro A facendo girare il rubinetto @ in modo da disporre 
opportunamente le aperture. 
Se si tratta di far muovere una quantità limitata di gas l'operazione non ri- 
chiede un tempo soverchio facendo uso della pompa soltanto; se invece il volume di 
gas da travasare è di qualche litro conviene eseguire l'aspirazione per mezzo del 
gassometro B finchè raggiunge una certa pressione a cui cessa di essere utile l’ aspi- 
razione fatta in tal modo mentre rende più vantaggiosa la pompa colla quale si può 
effettuare l'estrazione ed il travaso sino alla fine. 
Il modo di procedere per effettuare il travaso per mezzo del gassometro di tra- 
sporto B è troppo semplice perchè meriti una particolareggiata descrizione, e perciò 
si omette; non c'è altra avvertenza da curare se non quella di chiudere il rubi- 
netto 4 per impedire che il mercurio discenda dal serbatoio / nella vaschetta. 
Del resto in molti casì il gassometro di trasporto B può essere utilmente impiegato 
anche senza la pompa, purchè si espella l’aria anche dai tubi che congiungono i rubi- 
netti, e si facciano le congiunzioni coi tubi di gomma riempiti prima con del mercurio. 
Come si vedrà in altri articoli il gassometro B può venire modificato in più ma- 
niere, in particolare quando sia destinato a rimanere in permanenza fissato ad una 
pompa. Così i due rubinetti laterali possono essere soppressi e restare il solo cen- 
trale a tre vie con due semplici braccia, come nella fig. 10, tav. V, oppure soppri- 
mere il centrale e lasciare i due laterali come si vede nella fig. 8, tav. IV. 
Riesce poi facile far circolare il gas entro l'apparecchio senza smuovere nessuna 
delle sue parti, facendogli fare il cammino inverso; ed anche si può far passare per 
intiero da una parte all’altra introducendo qualche modificazione nel dispositivo, 
come del resto viene mostrato da altri apparecchi descritti in altri capitoli. 
Per le ricerche sui gas naturali il riconoscimento dell’argo e dell’ elio è ora di- 
venuto indispensabile, e la loro determinazione quantitativa probabilmente assumerà 
molta importanza. È evidente che se questi due corpi sono contenuti in piccole quan- 
tità in un gas naturale, si rende necessario di maneggiare un grande volume, spe- 
cialmente quando sul luogo stesso della raccolta non si possa effettuare una prima 
eliminazione, come p. es., è il caso per gli idrocarburi. 
Questo apparato potrà servire, opportunamente modificato, a delle determinazioni 
quantitative che senza dubbio riesciranno più esatte non solo, ma permetterà anche 
la determinazione di quei componenti che entrano in un miscuglio in piccole propor- 
zioni. Su questo argomento farà d'uopo ritornare dopo studio più maturo. 
