0 
È tolta inoltre anche la causa di errore che può portare l’uso dell’acqua, il cui 
potere solvente sull’argo è ragguardevole, per modo che, se è contenuto in piccole 
quantità, potrebbe sfuggire ad ogni apprezzamento. 
Una obiezione può essere fatta sull’allestimento degli apparati finora descritti 
riguardo all'uso delle congiunzioni con tubi di gomma. Tale obiezione però cade da- 
vanti alle risultanze delle esperienze abbastanza numerose, nel corso delle quali si 
poterono conseguire dei vuoti persistenti a lungo anche quando si usarono numerose 
congiunzioni con tubi di gomma, purchè non venissero trascurate le necessarie cau- 
tele. La prima condizione è quella, bene inteso, di far uso di tubo di gomma di 
buona qualità e bene preparato; inoltre di masticare bene il foro del tubo facendo 
penetrare il mastice di gomma per un tratto sufficiente con un ferro caldo ed appli 
carlo, ancora caldo, alle estremità dei due pezzi di vetro, possibilmente conformate a 
ghianda, facendoli scivolare fin che si toccano. Il tubo di gomma che meglio si presta 
è quello che si adopera per le pompe; quello da noi impiegato aveva il diametro 
esterno di 15 mm. mentre quello interno non superava i 2 mm. 
Un così grande spessore di pareti rende più elastico il tubo e si può applicarlo 
senza grande sforzo a tubi di vetro di un diametro tre o quattro volte maggiore di 
quello interno del tubo di gomma specialmente se termina in forma di ghianda. 
Niente impedisce di ricorrere alle saldature autogeniche; e questo sistema può 
convenire per apparati destinati alla immobilizzazione per un uso determinato, ma se 
un dato organo di un apparato deve servire a più usi si possono, senza inconvenienti, 
adoperare le congiunzioni con gomma per renderlo smontabile. 
In altro luogo vengono date delle indicazioni intorno ai metodi di congiunzioni 
affatto impermeabili ed ai lubrificanti per rubinetti che furono usati coll’ esito  mi- 
gliore nell’allestimento degli apparati che servirono per le nostre esperienze. 
Non crediamo inutili alcune osservazioni intorno al gassometro di trasporto il 
cui uso riescì molto utile in varî modi nel maneggiare rilevanti volumi di gas nelle 
numerose esperienze condotte a termine ed in corso di esecuzione. 
In quanto alle dimensioni possono» variare naturalmente; tuttavia quelli da noi 
impiegati non differiscono molto l'uno dall'altro per questo rispetto. L'altezza totale 
è di circa m. 1,10 di cui 30 cm. sono per la campanella inferiore, il resto pel ser- 
batoio sopra il rubinetto inferiore. Il diametro interno non oltrepassa i 20 mm, 
per non dover caricare con un peso eccessivo tutto l'apparato quando si riempie di 
mercurio. Il diametro del foro del maschio del rubinetto inferiore deve essere di al- 
meno 4 mm. affinchè ci sia spazio sufficiente per lo scambio fra il gas che deve 
ascendere dalla campanella ed il mercurio che discende dal serbatoio superiore. Le aper- 
ture è assai utile che sieno disposte diagonalmente e la capsula (femmina) sia chiusa 
dalla parte opposta a quella in cui entra il maschio. 
Metodo di depurazione dei gas e sistema di congiunzione 
di alcune parti di apparati a vuoto. 
Sono note, a tutti quelli che si occupano del riempimento dei tubi per lo studio 
dello spettro dei gas, le non piccole difficoltà che si incontrano per eliminare com- 
pletamente alcune sostanze che costituiscono in molti casi delle impurità la cui pre- 
