— 409 — 
autogenica del serpentino. Nel bicchiere si fa arrivare fino al fondo il prolungamento 
superiore 4 della pompa un po' svasato all’ estremità. 
Naturalmente il barometro coll’ annesso serpentino vengono fissati sullo stesso 
sostegno della pompa. Si incomincia dall’introdurre uno strato di amianto tutto all’ in- 
giro del prolungamento % della pompa comprimendolo con forza; sopra l'amianto si 
versa del solfo fuso e per mantenerlo liquido si scalda all’ingiro mediante una lam- 
pada; allora si aspira per far penetrare il solfo nell’amianto in modo da imbevere 
questo per un certo tratto, avendo però cura di evitare che non arrivi fino all’ imboc- 
catura del prolungamento % per non ostruirlo. Pel raffreddamento il solfo si stacca 
dalle pareti di vetro lasciando uno spazio vuoto che si cura di riempire versando 
del nuovo solfo fuso e nello stesso tempo aspirando. 
La quantità di solfo che si versa deve esser tale da formare uno strato alto 4-5 mm. 
sopra l'amianto, e mentre è ancora liquido si versa uno strato di circa 10 mm. di 
mastice fuso e si lascia raffreddare praticando il vuoto colla pompa stessa. In tal guisa 
si ottiene un'aderenza perfetta fra il mastice come pure fra il lembo superiore dello 
strato di solfo ed il vetro. Il mastice che meglio corrispose per lo scopo, e che fu 
impiegato per questo genere di congiunzioni, è formato di un miscuglio a parti eguali 
di cera bianca (meglio di cera della China) e di colofonia mantenuta a 120° nel 
vuoto per un certo tempo. È però proferibile un mastice formato con parti eguali di 
comma elastica e paraffina scaldata con cautele fino ad ottenere una massa omogenea. 
Lo scopo per cui si introduce nella chiusura lo strato di solfo è quello di evi- 
tare che il mastice non abbia ad introdurre nello spazio vuoto delle sostanze volatili, 
mentre il solfo, anche se dà qualche traccia di vapore, questo viene trattenuto dal rame. 
Per maggiore garanzia si versa al disopra del mastice uno strato di mercurio, il quale 
oltre al mantenere una chiusura perfetta, avverte subito se per avventura si sono for- 
mate delle vie per le quali possa penetrare l'aria. 
Una simile disposizione permette di poter cambiare facilmente i materiali intro- 
dotti nel serpentino e nell’annesso tubo con anidride fosforica, perchè si può staccare 
il tutto dalla pompa; basta per ciò scaldare il bicchiere all’esterno ove si trovano 
le sostanze fusibili. Questo identico sistema di congiunzione fu adottato anche per unire 
il tubo da combustione B col depuratore C il quale porta a questo scopo il bicchiere 
saldato al I° tubo a bolla con anidride fosforica. 
L'inserzione dei tubi spettrali viene effettuata lungo il tubo / saldato autoge- 
nicamente al depuratore C ad un capo e al serpentino D all’altro. 
Per depurare completamente i tubi spettrali viene prescritto di riempirli di ossi- 
geno puro, scaldarli all’esterno e poi praticare il vuoto ripetendo due o più volte 
tale operazione. Ciò sta bene se si tratta di tubi con poli di metallo inossidabile, 
ma non così per quelli a magnesio, per esempio. In tal caso i tubi venivano allestiti 
con fili di magnesio scaldato prima al rosso scuro nel vuoto. Per distruggere più che 
fosse possibile le sostanze organiche rimaste aderenti alle pareti dei tubi, ad onta delle 
lavature fatte prima di saldare i poli oppure introdotte durante la saldatura, venivano 
portati a temperatura elevata. Il riscaldamento veniva effettuato sul tubo saldato auto- 
genicamente alla pompa e vuotato dall'aria circondandolo con una scatola di lamina 
di ferro che veniva scaldata all’esterno mediante lampade, disposte opportunamente 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE — MEMORIE cce. — Vol. II, Ser. 5°. 52 
