— 413 — 
il secondo inconveniente col far pescare la estremità inferiore del collo dei palloni 
in uno strato di mercurio. 
Secondo apparato per le detonazioni. 
La fig. 8 rappresenta schematicamente la disposizione adottata per procedere 
alla detonazione di rilevanti quantità di miscuglio gasoso detonante (tre litri circa in 
un giorno). 
L'apparecchio consiste in due palloni: il primo, A, della capacità di circa 4 litri, 
ed il secondo, E, di 2 litri; nel gassometro di trasporto C e nel detonatore D prece- 
dentemente descritto e finalmente in una pompa comune a mercurio di cui nel disegno 
non c'è altra traccia che nella estremità inferiore mobile dell’ asta m. Il gassometro C, 
fissato su apposito sostegno, viene applicato solidamente alla pompa in modo che la 
campanella d si trovi sopra l'estremità mobile dell'asta discendente. Il serbatoio B 
contenente il gas si inserisce al tubo orizzontale / mediante un pezzo di gomma. I ro- 
binetti / 9 e % sono ad una via mentre % è a tre vie e saldato colle sue tre tubulature 
autogenicamente ai relativi pezzi di riscontro come lo mostra la figura. In tutto il 
sistema deve essere praticato il vuoto e perciò i robinetti si aprono in modo da sta- 
bilire la comunicazione colla pompa. Per evitare che restino imprigionate delle bolle 
d'aria fra il mercurio e le pareti del gassometro C e del detonatore D si fa aspirare 
il mercurio nella campanella è fin sopra il robinetto ce, poi si chiude e si abbassa il 
serbatoio d, ed altrettanto si fa con quello e del detonatore. Con ciò si ottiene il 
completo rimpiazzamento dell’aria col mercurio. Allorquando il vuoto è completo si 
intercetta la comunicazione fra il pallone A ed il gasometro C girando il maschio 
del robinetto 7 in modo che sia stabilita invece la comunicazione fra il pallone A e 
il serbatoio B, il quale viene allora aperto rompendo la punta già previamente intac- 
cata colla lima. Il gas si espande nel pallone fin che si stabilisce l'equilibrio di 
pressione. Per far passare tutto il gas dal serbatoio B nel pallone si gira ancora il 
robinetto 7 facendo comunicare il pallone col gassometro C il cui robinetto g viene 
chiuso prima; così pure si chiude la morsetta x mentre si apre poi il robinetto e. Non 
resta che far agire la pompa per estrarre tutto il gas dal serbatoio e farlo passare 
nel pallone. 
Il miscuglio coll’ossigeno si può effettuare facilmente anche senza staccare il 
serbatoio B, anzi non conviene affatto, perchè può servire di misura; basta perciò 
inserire alla punta libera un tubo di gomma a pareti grosse poste in comunicazione 
con un gassometro pieno di ossigeno. Naturalmente l’aria contenuta nel tubo di gomma 
deve prima essere scacciata dall’ ossigeno. Rompendo la punta l’ ossigeno va ad occupare 
lo spazio vuoto e riempie il serbatoio; da questo poi si fa passare nel pallone nel 
modo descritto precedentemente. Introdotto che sia il volume di ossigeno necessario 
si procede alla detonazione richiamando nel detonatore il volume di miscuglio che 
possa esplodere senza pericolo. I robinetti % e g devono restare chiusi nel momento 
dell'esplosione. Si intende che il livello del mercurio nel gassometro C deve tro- 
varsi qualche centimetro sotto le inserzioni delle due tubulature per lasciare il varco 
al gas. 
