— 418 — 
essendo vuoto aspirava il gas. A questo punto per mantenere un andamento regolare 
bastava registrare l’ apertura del morsetto o e stabilire l’ equilibrio fra la quantità di 
gas che viene aspirata in C e quella che entra nei tubi da combustione ivi traspor- 
tata dalla pompa. Era facile accorgersi delle disuguaglianze fra queste due quantità, 
osservando il livello del mercurio nella campanella %, che si cercò di mantenere co- 
stante facendo agire più o meno rapidamente la pompa, e, caso occorrendo, col re- 
stringere od allargare la morsetta o. In tal modo si procedette fino alla completa 
vuotatura del pallone F. 
Il ritorno da C ad F si effettuava secondo la direzione indicata dalle freccie 
semplici; basta perciò aprire la comunicazione fra il pallone Fed il braccio e del 
gassometro G regolando l’efflusso del gas, il quale arriva in F venendovi aspirato 
perchè ivi si è fatto il vuoto. Anche in questo caso le ultime porzioni vengono aspi- 
rate mediante la pompa a mercurio. L' indizio che i gas combustibili erano stati eli- 
minati venne dato dal manometro della pompa, il quale dopo che tutto il gas fu fatto 
passare da una parte o dall’ altra, segnò la stessa altezza. 
Una delle difficoltà che si presenta nell’ allestimento di simili apparati è quella 
di renderli atti a mantenere il vuoto massimo che si può raggiungere, ad onta di 
numerose congiunzioni con tubi di gomma e l'inserzione di robinetti in più punti. 
Il metodo che meglio corrispose per le congiunzioni mediante pezzi di tubo di gomma 
è stato quello di far uso di gomma bianca quale si usa per le pompe da vuoto, 
quindi a pareti grossissime e col foro di circa 2 mm., ma invece di usare il grasso 
per facilitare le inserzioni e rendere impervie le congiunzioni si fece uso d'un ma- 
stice di cui fu descritta la preparazione. 
Per applicarlo col massimo vantaggio si incominciava dallo intonacare l' interno 
dei pezzi di gomma per mezzo di un filo di ferro caldo spalmato di mastice, si spal- 
mava pure il tratto esterno del pezzo di vetro su cui doveva essere addossata la 
gomma, e questa si infilava dopo avere bene scaldato il mastice con una lampada. 
Se la gomma è di buona qualità e molto elastica si può con molta facilità applicare 
un tubo di questa materia a uno di vetro anche se presenta un diametro superiore 
8-10 volte a quello interno del primo. 
Questa specie di mastice applicato a caldo aderisce perfettamente al vetro ed 
alla gomma elastica colla quale forma, per così dire, tutta una massa; di più non si 
screpola e non si stacca nemmeno dopo lungo tempo e, per la temperatura bassa, non 
indurisce. 
La combustione del gas dei Bagni della Porretta costituito, stando alle analisi, 
di circa il 90 °/, di metano, non fu, come altrove è detto, operazione troppo facile, 
sia per il grande volume di gas da maneggiare, sia per la difficile ossidabilità del 
gas stesso mediante l’ ossido di rame; nondimeno si giunse ad ottenere un residuo 
non combustibile, corrispondente al volume di centocinquanta litri, cioè quattordici 
litri di residuo, costituito di azoto e. come si disse, di argo. 
Reputiamo conveniente per ultimo di far notare che le figure, specialmente quella 
che si riferisce alla combustione degli idrocarburi, rappresentano gli apparati in modo 
schematico, come già in altro luogo è detto, allo scopo di rendere più evidente la 
disposizione, per cui talune parti riuscirono o smisuratamente ingrandite o all’ opposto 
impiccolite. 
