— 420 — 
di questo strumento è principalmente quello, per i riguardi puramente spettroscopici, 
che mediante appositi meccanismi il cannocchiale sì muove insieme coi prismi che 
rimangono sempre alla deviazione minima. Il dispositivo per fare le misure è lo 
stesso che per il precedente spettroscopio: più tardi abbiamo fatto modificare 1’ istru- 
mento, ed in quello modificato le letture si fanno mediante un indice con nonio che 
scorre sopra un arco graduato segnato sullo strumento stesso: l'indice dà i gradi e 
i mezzi gradi ed il nonio i minuti primi. In questo strumento ci sono diverse par- 
ticolarità di costruzione assai pratiche: gli spostamenti della fessura si possono ancor 
qui misurare con tutta esattezza: di più, insieme col solito oculare a reticolo, vi è 
un altro oculare costituito da due lamine che stringendosi e allargandosi dànno una 
fessura longitudinale la cui ampiezza si può con tutta esattezza misurare mediante 
un tamburo graduato che gira intorno ad un indice fisso: in questo modo si possono 
esaminare successivamente piccole porzioni dello spettro senza che la illuminazione 
delle altre parti disturbi l’ osservatore. Ma pur troppo la costruzione meccanica delle 
diverse parti dell'apparecchio lascia un po’ a desiderare e noi difficilmente lo abbiamo 
adoperato per fare misure: invece ci è stato utilissimo per la scoperta delle righe e 
pei confronti. 
A proposito dei confronti diremo come, essendo noi nell’impossibilità di fare 
misure esatte di lunghezza di onda, tutte le volte che eravamo in dubbio abbiamo 
ricorso al confronto diretto degli spettri mediante il prisma di controllo: così abbiamo 
sempre fatto per le righe dell’ argo e dell’ elio, così in molti casi in cui ci sono ap- 
parse delle righe dubbie e che potevano attribuirsi, per la grande vicinanza delle 
lunghezze di onda, ad altri elementi. 
Spettrografo. Lo spettrografo, che è quello descritto dal prof. Ostwald nel suo 
Hand- und Hilfsbuch sur Ausfihrung physilo-chemischer Messungen, pag. 176, fu 
costruito dalla Casa Salmoiraghi di Milano secondo le indicazioni date dal prof. G. 
Magnanini,: questi, a cui apparteneva, ebbe la gentilezza di metterlo a nostra di- 
sposizione. Le lenti sono in vetro, ma oltre che un prisma a solfuro di carbonio o 
a bromonaftalina, si può impiegare anche un prisma di quarzo: si fanno fotogratie 
della lunghezza di 90 mm. e dell'altezza di 9. Le fotografie da noi ottenute com- 
pariranno nella 2* parte di queste ricerche. 
Già abbiamo detto che la maggior parte delle osservazioni le abbiamo eseguite 
collo spettroscopio di Kriss a un solo prisma e per questo abbiamo costruito la curva 
che ci desse la lunghezza d'onda in funzione della posizione letta sulla scala fotogra- 
fata o sul quadrante graduato. Per costruire la curva (tav. VII), che si riferisce alle 
posizioni sulla scala millimetrata, abbiamo determinato 36 punti: le lunghezze d'onda 
le abbiamo tolte dai trattati più riputati e dalle memorie originali; esse sono espresse 
in uw: sull'asse delle ascisse sono riportate le divisioni della scala e su quello delle 
ordinate le lunghezze d'onda corrispondenti. La curva non è stata costruita in base 
alle letture fatte sul quadrante o sul cerchio graduato stante le incertezze nelle let- 
ture nel rosso estremo e nel violetto. Nell’ annessa tabella vi sono tutte le spiega- 
zioni necessarie che mostrano quali sorgenti luminose abbiamo adoprato, di quali 
sali ci siamo serviti e come abbiamo ottenuto lo spettro. 
Quanto all’approssimazione che si può raggiungere è differente nelle diverse 
