— 200 — 
Studio dei coristi prototipi affidati all'ufficio centrale italiano 
per il corista uniforme. 
Memoria del dott. NAZZARENO PIERPAOLI. 
Nella conferenza internazionale tenuta in Vienna nel novembre del 1885 per 
l'adozione di un corista uniforme, dopochè i delegati delle diverse nazioni colà inter- 
venuti ebbero concordemente proclamato corista normale internazionale il Las corri-. 
spondente ad 870 v.s. al secondo, convennero sulla necessità di creare in ogni Stato 
un ufficio centrale per la conservazione e diffusione del medesimo, nonchè per lo 
studio di parecchie questioni ad esso inerenti. 
L'Italia fu forse la prima a tradurre in atto le deliberazioni prese in quella 
conferenza, poichè nell'ottobre del 1887 l'ufficio centrale del corista internazionale in 
Roma cominciava già a funzionare. 
Ora fra le diverse questioni, la cui risoluzione fu appunto riservata a tali uffici 
centrali, una delle più importanti era quella di precisare con la massima cura l'in- 
fluenza della temperatura sul numero delle vibrazioni del corista normale, allo scopo 
di dedurne il coefficiente di temperatura, e, come mezzo migliore atto a raggiungere 
il maggior grado di esattezza possibile, fu consigliato di servirsi dell'orologio a corista 
di R. Konig, determinando dapprima il coefficiente di temperatura del corista di tale 
apparecchio, e deducendo poscia quello del corista normale col metodo ottico confron- 
tando i due coristi fra di loro. 
Nominato assistente all'ufficio centrale del corista uniforme di Roma ebbi, da 
parte del direttore prof. Pietro Blaserna, l’incarico di occuparmi di questa questione, 
e fino dal 1887 intrapresi una lunghissima serie di ricerche in proposito, seguendo 
il metodo suesposto, la cui bontà mi sembra giustificata pienamente dai risultati 
ottenuti. 
La prima parte della presente Memoria si riferisce allo studio del corista del- 
l'orologio di Konig, la seconda comprende i risultati dello studio dei due coristi pro- 
totipi posseduti da questo ufficio. 
