SA 
PARTE PRIMA 
Coefficiente di temperatura del corista dell’apparecchio di K6nig. 
L'orologio a corista di R. Konig trovasi descritto da lui stesso nel suo libro 
« Quelques recherches d'acoustique, pag. 172» (1). 
Un corista in acciaio dorato, il cui numero delle vibrazioni sta a quello del co- 
rista normale nel rapporto di 1:6, corrispondente quindi a 145 v.s. al secondo, è col- 
legato ad un movimento d'orologeria, in guisa che vibrando ne regola l'andamento, rice- 
vendo in pari tempo ad ogni oscillazione un piccolo impulso capace di mantenerlo 
in vibrazione. Esso può essere messo in azione mediante una manovella che ne vio- 
lenta le branche, e tre quadranti registrano il numero totale delle vibrazioni da esso 
compiute in un tempo determinato. Il primo quadrante porta 145 divisioni e l'indice 
sì sposta di una divisione per ogni v.s. deì corista; gli altri due sono gli ordinari 
quadranti di un orologio comune a secondi, minuti ed ore. Ne segue che tutte le volte 
che il corista regolatore compie esattamente 145 v.s. al secondo, l'apparecchio di 
Konig si riduce ad un semplice cronometro, mentre quando ne compie un numero mag- 
giore o minore esso avanzerà o ritarderà, e dal confronto di esso con un cronometro 
ausiliario potremo facilmente dedurre il numero esatto di v.s. al secondo compiute 
dal corista. 
Un termometro situato fra le branche del medesimo serve a darci la tempera- 
tura di esso. 
Come si vede, il modo di esperimentare è relativamente semplice, bastando con- 
frontare alle diverse temperature le indicazioni dell'orologio a corista con quelle di 
un buon cronometro ausiliario. 
Ciò che rende questo metodo preferibile a qualunque altro in ricerche di tal 
genere, risiede in ciò che esso ci offre la possibilità di tenere il corista in vibrazione 
un tempo per così dire illimitato, od almeno tanto quanto è necessario perchè un er- 
rore commesso nel computo del tempo si renda insensibile sul risultato. 
Nelle mie misure io faceva funzionare l'apparecchio per circa 8 ore di seguito, 
quindi ammettendo nella misura del tempo un errore di !/; di secondo, che a un di- 
presso è l'errore di cui si può temere, questo non altererebbe il risultato che all’in- 
circa per 1/1000 di v.S. 
Come cronometro ausiliario per la misura del tempo mi sono servito del crono- 
metro Williams dell'Istituto Fisico della R. Università di Roma, il quale, come ho 
potuto constatare in seguito ad uno studio preliminare fatto su di esso per parecchi 
giorni consecutivi, ha un andamento abbastanza regolare ed un avanzamento giorna- 
liero di circa 2” di cui ho tenuto conto ne miei calcoli. 
(1) V. anche Annalen von Wiedemann 9. 1880, pag. 394. 
DO 
DD 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — Memorie — Vol. VII, Ser, 4 
