— VI — 
eccedeva i limiti degli errori di osservazione. Nondimeno ho usata l'avvertenza di 
adoperare tanto l'orologio a corista quanto il cronometro ausiliario sempre negli stessi 
intervalli. 
Una prima serie di misure relative al corista dell'apparecchio di Kénig com- 
prendeva 109 determinazioni, ridotte a 47 colla riunione di quelle che sì riferivano 
a temperature poco differenti fra loro. 
Esse erano riferite al termometro annesso all’apparecchio stesso e furono pubbli- 
cate in una prima Nota nei Rendiconti della R. Accademia dei Lincei (!). 
In seguito però avendo avuto ancora bisogno di servirmi dell'orologio a corista, 
ne ho profittato per fare altre misure, e possibilmente a quelle temperature per le 
quali nella prima serie o se ne avevano poche o non se ne avevano affatto. Inoltre, 
siccome dall'esame dei primi risultati ebbi a dubitare della bontà del termometro 
dell'apparecchio, così ho voluto fare di esso uuo studio speciale, confrontandolo con 
un buon termometro di Golaz a scala intera, già da me altra volta studiato ed ado- 
perato per altre ricerche. Questo studio legittimò i miei dubbi, giacchè, riferite le 
prime misure e le altre 33 fatte in seguito a quest’ultimo termometro, trovai un mi- 
gliore accordo nei risultati. 
La serie abbracciò così 142 determinazioni riunite in 58 gruppi, con un peso 
proporzionale al numero delle misure che concorrevano a costituirli del quale ho 
poi tenuto conto nel calcolo. Essa fu pubblicata in una seconda Nota pure nei Ren-. 
diconti della R. Accademia dei Lincei (?). 
Ora a completare il lavoro, e sempre coll’intendimento di determinare il coeffi- 
ciente di temperatura del corista dell’orologio con la maggiore esattezza possibile, 
dovendo poi servirmi di esso come dato per calcolare quello del corista normale, e 
tanto più che dopo pubblicate queste mie prime ricerche, ho avuto a mia disposi- 
zione un termometro in vetro duro di Tonnelot con tutte le costanti calcolate dal- 
l'Ufficio internazionale di pesi e misure di Parigi e con la relativa riduzione al ter- 
mometro normale ad idrogeno, così ho voluto fare un ultimo passo; determinare le 
costanti del termometro Golaz, confrontarlo con quello di Tonnelot e ridurre quindi 
le mie temperature al termometro normale. 
Questo studio fu assai lungo e dovetti dedicarmi ad esso per parecchi mesi, ma 
era imposto dalla necessità di spingere l'esattezza della temperatura al più alto grado 
possibile. 
In tutti i risultati quindi che andrò esponendo, le temperature si intenderanno 
sempre ridotte al termometro normale ad idrogeno. 
Nella tabella A sono esposti i risultati Gefinitivi che si riferiscono al corista 
dell'apparecchio di Konig. Nella 2% colonna si ha il peso delle singole misure, la 
82 dà le temperature medie corrispondenti a ciascuna di esse, la 4% l'altezza del 
corista data dall'esperienza, la 58 dà l'altezza calcolata e la 6% finalmente la diffe- 
renza in decimillesimi di v. s. tra i valori osservati e quelli calcolati. 
(1) Vol. IV. Serie 48 Giugno 1888. 
(2) Vol. V. Serie 4% Decembre 1889. 
