— 207 — 
Ricorrendo anche ad una forma più complessa 
N; ul No E, al |P dé 
non si farebbe, come ho potuto constatare, se non che complicare enormemente i cal- 
coli senza che l'introduzione di una terza costante renda perciò migliori i risultati. 
Ed invero per la determinazione delle 3 costanti No, 4 e è, il metodo dei mi- 
nimi quadrati condurrebbe alle espressioni molto più complicate 
N XN.(3#)? + XN/.34.304 + XN#?.(3#)?—2N.3#?. X(1-—SN(.3?.20— 3Nf?. 30.38 
Creg Mereu 
_nSNY. 30 4-SNt?. 36.S0° 4 SN. 302. DI0—nSN(W. DI -SN . Dt. ZH SNt.(20°)? 
di n (ST) A (ZII 4 (DL) — nSL?. DHH — DI. 3°. DK 
MENU. SPA IN. (04 IN (SO) ENI ZO — IN. SI.S0 — INI. MSI 
79 n(SP)4 (33 + (CO NI. SI — 250.30 
mentre le differenze tra i valori osservati e quelli calcolati rimarrebbero ancora dello 
stesso ordine e l'errore medio sarebbe presso a poco il medesimo =0Y-®,0022. 
PARTE SECONDA 
Coecfficienti di temperatura dei coristi normali prototipi. 
Stabilito il coefficiente di temperatura del corista dell'apparecchio di Kénig con 
quel grado di esattezza consentito dalle condizioni dell’esperienza, a risolvere del 
tutto la questione rimaneva confrontare il medesimo con il corista normale di 870 
V. s. al secondo. 
L'ufficio centrale del corista uniforme di Roma possiede due Zaz normali, l'uno, 
il corista normale da verifica, col quale vengono esaminati i coristi di uso privato e 
che dovrebbe corrispondere ad 870 v. s. alla temperatura di 20° C., l’altro, il corista 
normale, destinato ad essere conservato e che dovrebbe dare 870 v. s. alla tempera- 
tura di 15° C. 
Essi furono costruiti da Kònig appositamente per questo ufficio; sono in acciaio 
dorato con le estremità delle branche brunite in modo da poter funzionare da spec- 
chi, e possono a volontà essere fissati sopra apposita cassa di risuonanza o sopra un 
solido treppiedi. 
Per entrambi ho intrapreso una serie grandissima di confronti ottici a differenti 
temperature, ottenute sempre per via naturale e sempre comprese negli stessi limiti 
