— 344 — 
ret. e decl, della stessa macchia, ed ho poscia calcolato nel triangolo rettangolo che 
ha per vertici il centro del pianeta, il centro della macchia e la sua projezione sul 
cerchio di declinazione, gli angoli di posizione introducendoli in II sotto il nome di 
misure indirette. 
Micrometro. — Tanto nell’una serie quanto nell'altra ho adoperato il micro- 
metro a larghe lamine (!) usando unicamente della lamina mobile convenientemente 
collocata secondo i casi, e lo preferii al filare perchè a pari esattezza di collima- 
zione col labbro ben tagliente della lamina mobile questa mi permetteva di nascon- 
dere la più gran parte del disco del pianeta e di togliere così alla mia vista molta 
della sua viva luce. Affine poi di veder bene il labbro della lamina in tutta la sua 
lunghezza e per evitare il vivo contrasto fra la parte illuminata dal pianeta e le 
parti oscure nel resto del campo, rischiarai questo colla solita luce gialla di una lam- 
pada ad olio. Finalmente trovai utile applicare al diaframma esterno dell’oculare un 
vetro colorato e diedi la preferenza ad un verde chiaro. 
‘Oculari — Fra molti oculari provati, vecchi appartenenti al Dembowski, ed 
alcuni nuovi costruitimi dal signor Koristka di Milano scelsi per le osservazioni della 
macchia il 3° e 4° di Dembowski, che hanno rispettivamente le amplificazioni 212 
e 307 da me determinate (2) servendomi del primo a tutto 29 luglio, e del secondo 
fino alla fine, e per le osservazioni delle coordinate ho dovuto regolarmi secondo le 
varie circostanze di serenità, di distanza dei paralleli delle stelle e via dicendo, e 
pertanto adoperai anche ingrandimenti minori, cioè 143 che è il 2° di Dembowski 130 
e 70 di Koristka come è notato nella colonna quarta del IV quadro. 
Registrazione del tempo — Per le differenze di ascens. ret. nelle osser- 
vazioni delle coordinate del centro di Marte mi sono servito, come al solito, del cro- 
nografo e del pendolo siderale situati nella stanza dell’equatoriale, ma per le misure 
dell'angolo di posizione della macchia ho trovato più comodo servirmi del mio oro- 
logio da tasca, regolato sul tempo medio, attaccandolo al micrometro così che, con- 
(4) Due di queste servono per l’ascen. retta e con un facile congegno possono venire spostate 
verso i bordi del campo così che questo ne viene liberato. Una terza lamina perpendicolare alle due 
prime serve per le misure di declinazione e perchè vien mossa dalla ‘vite micrometrica la dico /a- 
mina mobile, mentre dico fisse le altre due che, stabilite in una data posizione, restano immobili 
durante i confronti di asc. retta. Non fa bisogno di dire che tutte tre partecipano del moto in an- 
golo di posizione. Ognuna delle tre lamine è larga un minuto e un quarto circa di arco. La vite i 
micrometrica ha il passo di 32.81. Il cerchio di posizione fisso al cannocchiale ha il diametro di 
15 centimetri, ed è diviso in quarti di grado dei quali col nonio, mobile col sistema delle lamine, 
si ha il quindicesimo, pertanto le letture si fanno in minuti primi. La numerazione fu stabilita in 
senso inverso al moto degli indici di un orologio perchè così crescono gli angoli di posizione con- 
tati nel modo convenuto dagli astronomi, NES W, da 0° a 860°. Affinchè poi l’avvitamento del mi- 
crometro al tubo del cannocheiale non si rilasci mai della menoma quantità e così l’errore d’indice 
del cerchio di posizione rimanga costante, e rimanga determinato una volta per sempre, è stato co- 
struito un sistema di tre molle e di tre viti a guisa di anello con cui si serra fortemente il mi- 
crometro al tubo oculare del cannocchiale. V. Atti dell’Ist. ven. Memoria Sul nuovo Micrometro ecc., 
TRIVANI S era 893; 
(2) Cfr. Dembowski, Misure micrometriche, vol. II, pag. V. — Abetti, Ossero. astron., Atti 
dell’Istituto veneto, t. II, ser, 62, 1884. Memoria. Atti dell’Ist ven., t. IV, ser. 72 1893. 
