i — 47 — 
3. Ponte Edelmann. Questo ponte del modello descritto dal Wiedemann (!), 
disegnato schematicamente nella fig. 1 tav. I, aveva il filo 7 lungo circa 120°" di 
platino iridato, tenuto disteso da due parallelepipedi rettangolari di ottone 4 ed 4, 
‘e stretto da viti di pressione. Due archi di rame 4 e d' mettevano in comunicazione 
elettrica le estremità del filo con due vaschette di ferro 4,9" accanto alle quali erano 
altre due simili c,c' riunite per mezzo di una grossa lamina di rame /. 
Il ponte venne da me adoperato collocando la resistenza a misurare X fra le va- 
schette 2 e e e la resistenza campione R fra 2 e e'. I fili che conducevano al gal- 
vanometro vennero immersi nelle vaschette d e 2‘; quelli della pila attaccati in / ed in q. 
4. Bentosto però in alcune esperienze preliminari mi accorsi che le misure che 
io dovevo fare richiedevano una grande precisione, onde il filo era di lunghezza insuf- 
ficiente allo' scopo. Per tale motivo aggiunsi al circuito quattro resistenze A, B, A, B,, 
collocate le prime du: in d le altre in d' al posto degli archi di rame. Esse furono 
costruite con filo di argentana rivestito di seta avvolto intorno a rocchetti di legno 
e ricoperto da un grosso strato di paraffina. Alle estremità del filo erano saldati grossi 
fili di rame che pescavano in vaschette piene di mercurio adoperate per stabilire i 
contatti. A ed A, poco differenti fra di loro avevano resistenza alquanto inferiore a 
quella’ dell'intiero filo; B e B, poco minore del doppio. Ognuna di queste resistenze 
poteva essere tolta dal circuito e sostituita con un grosso filo di rame. 
Con questo apparecchio adoperai, come galvanoscopio, una bussola del Wiede- 
mann grande modello Edelmann a specchio e le letture venivano fatte con cannoc- 
chiale e scala divisa in millimetri collocata a 2" circa di distanza dallo specchio. 
La corrente mi venne fornita da una pila Bunsen ad acidi deboli nel circuito della 
quale intercalavo una resistenza grande che facevo variare in modo da avere la mede- 
sima sensibilità in tutte le ricerche: riducevo l'intensità della corrente ad essere tale 
da ottenere uno spostamento di 2" della scala quando il corsoio del ponte veniva 
spostato di 1!®, essendo intercalate nel circuito le resistenze A,A,, B, Bi. 
Un interruttore nel circuito del galvanometro mi permetteva di accorgermi se si 
sviluppassero correnti termoelettriche. Il circuito della pila veniva chiuso solo per pochi 
istanti per evitare riscaldamento nel filo. 
5. Per potere eseguire misure attendibili col ponte modificato in tal modo do- 
vetti fare le seguenti. operazioni : 
1°) Calibrazione del filo 77. 
2°) Determinazione delle resistenze dei contatti 4 ed 4, che non erano affatto 
trascurabili. 
3°) Misura delle resistenze A,A,,B,B, in funzione di quella del filo. 
Per calibrare il filo adottai il metodo di Strouhal e Barus (?) dividendo il filo 
in 5 tratti e sciegliendo resistenze di confronto tali che la loro somma fosse quasi 
eguale alla resistenza di esso. Ripetei parecchie volte le misure ottenendo risultati con- 
cordanti. Con i valori così avuti si costruì una curva dalla quale si ricavò la tabella 
che dava la resistenza di ogni decimetro del filo, riferita a quella del primo decimetro 
(1) Die Lehre von der Elektricitàt. Band I, pag. 448. 
(®) Wied. Ann., X, 1880 pag. 326. 
