SESTO 
Simile determinazione si fece collocando A in in 4/0; due analoghe misure si 
fecero con A,. Per determinare B si collocò A in 40 e B in 4 0' e poi viceversa e 
si ripetè l'operazione sostituendo A ad A,; lo stesso si praticò con B,. 
Si ebbero così due valori di A e due di A,, e quattro valori di B e quattro di 
di B, la cui coincidenza garentiva della esattezza delle precedenti operazioni. 
I valori medii furono 
A = 95m A = 0.05 
TA == OT) = QPan05 
B =: 1942mm 4 == DENTA (0) 
Bi == 1864" 6 == AZIO 7 x 
Chiamando X ed R la resistenza da misurare e quella campione, ed x la lettura 
in millimetri della posizione d'equilibrio del corsoio si ha per le determinazioni 
precedenti : 
di QIOTASRA 
RAeZoloNiezi, 
formola che mi servi per calcolare le misure fatte con questo apparecchio. 
6. Metodo di Kirchhoff (1). Come è noto, questo metodo richiede l'impiego di 
un galvanometro differenziale G fig. 2 (tav. I) i rocchetti 44 del quale fanno parte 
di due derivazioni ARB,CR'D (la cui resistenza per mezzo dei reostati R ed R' 
può farsi variare di quantità note), inserite alle due estremità A, B, e C,D delle due 
resistenze 2 ed 7 da paragonare, che sono successivamente percorse dalla corrente. 
Il rapporto di queste è eguale a quello della variazione delle resistenze dei circuiti 
derivati, necessarie per ricondurre allo 0° il galvanometro. Descriverò brevemente Ie 
diverse parti dell'apparecchio. 
Il galvanometro differenziale G era una bussola del Wiedemann, grande modello 
Edelmann a specchio e scala e portava da un lato un rocchetto 4’ a molti giri e dall'altro 
un rocchetto simile « ed uno % a pochissimi giri, di quelli che ordinariamente 
vengono adoperati per le scariche elettriche: la corrente passava prima in 4' e poi 
in senso inverso successivamente in 4 e 2. 4 ed 4' vennero posti a contatto fra di 
loro, vicinissimi all’ago: la posizione di % venne stabilita facendo passare una cor- 
rente sufficientemente intensa (una pila Bunsen con 50°" di resistenza nel circuito) 
nei rocchetti e spostando 2 tino a che il galvanometro non dasse alcuna deviazione. 
A dire il vero un piccolo movimento dell’ago si aveva sempre, forse dovuto alla 
magnetizzazione del ferro contenuto nel filo di rame dei rocchetti, ma tale movimento 
si poteva ridurre piccolissimo e quasi trascurabile. 
Regolata nel modo anzidetto la posizione di 4,4 e d essa rimase invariata per 
tutto il corso delle esperienze. 
La resistenza R' consisteva di un rocchetto di filo di rame di pochi giri e di 
una unità Siemens che si poteva togliere dal circuito sostituendola con un grosso 
‘arco di rame. La resistenza R (non avendo a mia disposizione alcun reostato a slitta) 
era formata da due apparecchi diversi: una cassetta di resistenze, graduata in ohm, 
(1) Wied. Ann. XI, 1880 pag. 801. Vedasi anche Journal de Physique 2®e série, I, pag. 89, 1880. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc, — MemorIE — Von. IV, 7 
