— 90 — 
della quale mi ero assicurato che i multipli da me adoperati erano sufficientemente 
esatti, ed un reostato a mercurio (tav. I, fig. 3) che io stesso costruii. Esso consisteva 
in un sottile filo di platino /f lungo 60°" circa, teso fra due turaccioli dentro un tubo 
verticale di vetro di 12" circa di diametro e comunicante per la parte inferiore, me- 
diante un tubo di gomma, con un pallone M pieno di mercurio, che poteva essere por- 
tato a diverse altezze. Il tubo portava incollata una lista di carta millimetrata. Con 
questo apparecchio si poteva leggere, mediante precauzioni speciali fino al millimetro, 
ed un ohm corrispondeva a 309" del filo. 
La pila P, era una coppia Bunsen, Y un reostata di Hipp che permetteva d'in- 
trodurre nel circuito una resistenza variabile, sempre molto grande, in modo da avere 
in ogni misura la medesima sensibilità. Quando, l'apparecchio fu regolato, il galva- 
nometro deviava di 1" della scala per uno spostamento di 1°" del mercurio del tubo. 
Un interruttore a molla I permetteva di tenere chiuso il circuito per brevissimi istanti. 
Con questo apparecchio erano apprezzabili i millesimi delle piccole resistenze 
misurate. 
7. Ponte Bartolini. Avendo dovuto interrompere le ricerche in parola, cominciate 
nel laboratorio di fisica della R. U. di Catania per poscia riprenderle in quello di 
Palermo, non potei utilizzare un compensatore di Beetz di quasto laboratorio, perchè 
assai poco accuratamente eseguito e feci costruire un nuovo ponte (!). 
In esso cercai di evitare i piccoli inconvenienti che avevo osservato sperimentando 
col ponte dell’Edelmann. ° 
La fig. 4 (tav. I) dà l'insieme dell'apparecchio. Il filo / di lega platino-argento, 
lungo 104" circa, venne teso orizzontalmente sopra una lamina di ebanite. La fig. 5 
(tav. I) rappresenta uno degli apparecchi che servono a stringere le estremità del 
filo. Un dado M fissato solidamente sul sostegno L (fig. 4) ed isolato da una lamina 
di ebanite ha un foro cilindrico dentro cui passa il pezzo N che termina all estre- 
mità con una vite v: un pernio che scorre in una scannellatura del foro ne impedisce 
la rotazione, la madrevite V permette di spostarlo a poco a poco, e la vite V' lo fissa 
fortemente sul dado. I) pezzo N ha la estremità interna % foggiata a tronco di cono 
ed a vite; questa ha un taglio longitudinale da % fino ad % e nell’asse del cono 
tronco è forato un canale di diametro alquanto più piccolo di quello del filo. Questo 
viene introdotto nel suddetto canale, ed il dado a vite u, stringendo fortemente le 
due parti di % fra di loro, stabilisce un contatto perfetto fra il filo ed il pezzo N. 
Con questa disposizione il contatto fra il filo ed il sostegno avviene proprio all'estre- 
mità di esso, mentre non è certo che ciò accada per i parallelepipedi 44’ (fig. 1) del 
ponte Edelmann. Il filo in essi può venire stretto, a seconda della pressione che sì 
esercita sulle viti, lungi dell’estremità interna, ciò che può aumentare sensibilmente 
la lunghezza del filo; tale aumento si manifesta come una resistenza dovuta ai contatti. 
La vaschetta 2 saldata al pezzo N permette di stabilire la comunicazione fra il filo ed 
il rimanente dell'apparecchio. i 
Il corsoio, mobile sopra un’ asta di ottone graduata in millimetri colla macchina 
divisoria e sostenuta sopra 5 colonnine pure di ottone, ha un prolungamento anteriore 7; 
(1) Esso fu molto abilmente eseguito dal sig. Alfonso Bartolini meccanico di questo laboratorio. 
