ee 
in un foro quadrato e verticale c di esso scorre a sfregamento dolce un prisma che 
sostiene il coltello. Questo è formato da un cuneo verticale di ottone ad angolo acu- 
tissimo ed è tenuto innalzato da una spirale. 
Il sostegno L ha due prolungamenti laterali, all'estremità dei quali è fissata con 
viti un’ asta di ottone / che porta quattro anelli m0", ww", #1", equidistanti fra 
di loro, che sostengono dei turaccioli di sughero con le resistenze elettriche. In 70° 
ed 72 collocate le resistenze Is, II, In, Ila, che tengono il posto delle A, B, A,, B, 
del ponte Edelmann, in #2 la resistenza da misurare, in 72° la resistenza campione. 
Le resistenze Is, II, Ia, IIa, sono formate con fili d'argentana introdotti dentro tubi 
di vetro, piegati ad v, che terminano superiormente in vaschette piene di mercurio. 
Il fondo di ogni vaschetta è chiuso da un piccolo tappo di sughero traversato da un 
pezzetto di filo di rame amalgamato saldato ad un estremo del filo d'argentana. Archi 
di fili di rame % di 12%" di diametro sostenuti da colonnine di ebanite, riuniscono 
rispettivamente 2 con' 70’, 22 con 10, m" con mm" con nm", m"" con 2. Piccoli 
archi di rame in 7° ed 7 permettono d'introdurre o togliere dal circuito le resi- 
stenze I, II:.Ia, II, in tutto od in parte. 
Dei vasi di zinco bucherati, che si possono sospendere in 72°, ww! , m!"", per- 
mettono di tenere a 0° le diverse resistenze. | 
I fili che conducono al galvanometro sono attaccati mediante viti agli archi di 
«rame in d e 4. I fili della pila sono riuniti uno in 9g e l’altro nell'asta £. 
Adoperando queste precanzioni io ebbi un ponte sensibile quanto il primo ma 
molto più esatto. Credo che con questo apparecchio tenendo, come feci sempre, le reli- 
stenze 20° ed m"" e la resistenza campione nella neve fondente, non si possa sba- 
gliare più di un decimillesimo nelle misure. 
Oltre ciò questo ponte presentava il vantaggio che, attesa la piccolezza della resi- 
stenza degli archi di rame e la bontà dei contatti, con un galvanometro molto sen- 
sibile, si possono misurare con grande esattezza resistenze anche piccole. 
8. Il filo di quest'apparecchio venne calibrato nel modo già accennato, adoperato 
per il ponte Edelmann; la lunghezza di-esso corretta alla tavola di calibrazione fu 
1047 2. Lo stesso metodo adoperato prima si impiegò per determinare la resistenza 
dei contatti i quali, come si prevedeva, per la disposizione impiegata’ a fissare il filo, 
furono trovati di valore inferiore ad 1 decimo di millimetro e per ciò trascurate. 
I valori medii delle resistenze I, II:,I,,IIz a 0° riferite a quelle del primo 
decimetro del filo alla temperatura ambiente (16°), determinati al modo sopra rife- 
rito furono: 
JR ==: e = (IO 
TI, => 1520) ta (PER 7 
Ta = 850mm 9 a QI 
Ti IERI] = UA 
La formola impiegata per calcolare il rapporto della resistenza X collocata in 
m' ed R collocata in #2" fu 
XX. 2879944 
Ri 94640 a 
