MR0 
impiegata, la pila veniva sostituita da un'altra, egualmente preparata. Così durante 
le esperienze il galvanometro deviò costantemente di circa 5 divisioni della scala per 
ogni millimetro di filo del reocordo introdotto od escluso dal circuito. 
Nell’ uno dei rami derivati del circuito era inserito il cannello di resistenza da 
esaminare mediante due cilindretti di rame, di 3,5 mm. di diametro, rivestiti di un 
inviluppo di paraffina verso le estremità, meno che per breve tratto ai capi, i quali 
erano perfettamente amalgamati e destinati a pescare, sempre nella stessa misura, da 
una banda nei tubi impegnati all’ estremità del cannello di misura, dall’ altra nei due 
bicchierini di mercurio, dei quali mi servivo per introdurre od escludere il cannello 
dal circuito. Il cannello poi, già pronto per l’ esperienza, era riposto in una cassetta 
di latta, munita di gratta per lo scolo dell’ acqua, e circondato, insieme coi tubi laterali, 
di ghiaccio fondente, nel quale, prima dell’ esperienza, era lasciato non meno di un'ora. 
Nell’ altro ramo derivato del circuito erano inseriti alcuni rocchelli di resistenza 
ed un reocordo, munito di nonio. Il filo teso sul reocordo, fornitomi dal Breguet di 
Parigi, era di argentana e del diametro di 1 mm. Esso fu accuratamente calibrato 
di 5 in 5 cm. per più volte col metodo descritto da Rowland per la calibrazione dei 
termometri nel suo classico lavoro sull’ equivalente meccanico del calore (') ed appli- 
cato dall’ Ascoli alla calibrazione di un filo elettrico (*). Coi dati ho costruito la curva 
di correzione, nel modo pure suggerito dal Rowland ed usato dall’Ascoli, la quale 
risultò regolarissima,, sebbene un millimetro del reocordo. fosse rappresentato da un 
centimetro sulla carta millimetrata. Anche i rocchelli di resistenza erano di filo d'ar- 
gentana (diametro 0,6 mm.), e me ne preparai quattro della lunghezza rispettiva di 
circa 10, 20, 40 e 50 centimetri. 
6. Tanto del filo teso sul reocordo che dei rocchelli e dei due cilindretti di rame 
determinai con cura la resistenza mediante un campione d' unità Ohm, costruito dalla 
Casa Breguet, che confrontai poi coll’ uno e l’altro cannell,, preparati col mercurio. 
L'unità Ohm porta il coefficiente di resistenza per la temperatura 0,00044, cioè quello 
dell’ argentana, e può essere posta in um bagno d’acqua. Per la temperatura del filo 
del reocordo e dei rocchelli disposi un termometro lungo il primo ed un altro fram- 
mezzo ai secondi. 
Dalle misure risultò che la resistenza . 
dei due cilindretti di rame insieme equivaleva a 0,838 cm. del filo del reocordo a 0°, 
dell’ unità Ohm-Breguet n 290,262, » o) 
del rocchello di 10 cm. di filo ” 50,703. » ” 
’ 20» ” ” 101,885. » ” ) 
” 40.» ” ” 207,288 k) » ’ 
” 50.» ” ” 262,238.» x 
9 
() On the Mechanical Equivalent of Heat with subsidary Researches on the variation off the 
Mercurial from the Air Thermometer, and on the variation of the specific Heat of Water. 
Memoria presentata nel 1879 all’Accad. americana di scienze in Boston, cui lessi per la cortesia del 
prof. F. Rossetti. 
(3) Sopra un metodo per la calibrazione elettrica di un filo metallico. Rend. della r. Accad. 
dei Lincei; vol. I, fasc. 7°, 1885. 
