Nachfolger in Bonn con lodevolissima accuratezza. Essi, avendo un serbatoio cilindrico 
della capacità di quasi 100°, che misura in lunghezza circa 19 cm. ed in diametro 
esterno 2,8 cm. e dei quali le pareti hanno lo spessore di 1,02 mm., presentano le 
più opportune condizioni per le ricerche, cui li abbiamo destinati, non esclusa quella 
che abbastanza presto un liquido contenutovi può assumere una data temperatura di 
un bagno. Il vetro ha una densità a 0° di 2,479, e, presentando una leggera tinta 
rosea, deve contenere una quantità non piccola di manganese, che probabilmente lo 
rende talquanto meno cattivo conduttore. 
Il cannello dei dilatometri è diviso in millimetri e conta 160 divisioni per il 
IM 8 ii i mr 150 per il n. 1. Esso ha un raggio compreso fra i 3 e 4 
decimillimetri e finisce in un imbutino a coppa, chiuso con un tappo smerigliato @ 
perfetta tenuta di vapore. 
3. Il dilatometro n. 3 fu destinato allo studio del coefficiente di dilatazione del 
vetro e gli altri allo studio delle soluzioni saline. 
Essi furono puliti ogni volta colla migliore cura, introducendovi dapprima pochi 
centimetri cubi di acido nitrico puro e qualche goccia di alcole etilico, affine di avere 
un grande sviluppo di vapori nitrosi; di poi un po’ di acido solforico puro, ed infine 
molt'acqua distillata per parecchie volte. In seguito furono prosciugati con ripetuti 
lavaggi di aria ben disseccata, mentr'erano riscaldati verso 40°. 
Innanzi di recarli sul piatto della bilancia furono ben puliti all’ esterno con carta 
bibula bagnata prima nell’alcole etilico rettificato e poi leggermente inumidita con 
acqua distillata, affine di evitare uno stato d’elettrizzazione nel vetro; quindi ven- 
nero lasciati per buon tempo nella sala delle bilancie. 
Le pesate furono eseguite con una buona bilancia, che fu portata ad una sensi- 
bilità media, in modo che per 1mgr. il giudice percorresse un arco di circa Itmm.; 
imperocchè, dovendosi fare parecchie pesate di seguito, si stimò più conveniente far 
sicuro assegnamento sulla costanza dell’istrumento, che non contare sovra una sensi- 
bilità un po’ più grande. 
T dilatometri furono pesati prima e dopo delle esperienze sul massimo di densità 
delle soluzioni, seguendo una volta il metodo della doppia pesata e nell'altra quello 
della tara. In ogni caso la pesata era ripetuta alimeno due volte e veniva separata- 
mente calcolata colle relazioni 
ae‘ °° A ii _ibay 
di ( di )) 
dove P, e P', significano i pesi reali del vetro del dilatometro, ottenuti rispettiva- 
mente col ‘metodo della doppia pesata e della tara ; Pat È, e P' la media aritme- 
2 
tica dei pesi apparenti, posti sul piatto di destra e di sinistra per equilibrare il dila- 
tometro nel primo caso, ed i pesi apparenti per equilibrare la tara nel secondo, cor- 
retti per riguardo agli errori relativi ai pezzi della pesiera e riferiti al chilogrammo 
tipo in platino; 7 il peso di 1cè. d'aria alla temperatura (data da un buon ter- 
mometro) ed alla pressione / (letta sovra un buon barometro Fortin, campionato dal- 
Ufficio centrale di Meteorologia) durante la pesata; % = 0,0000256 e %X1= 0,0000548 
i coefficienti medî di dilatazione cubica del vetro e dell’ottone (di cui sono costituiti 
