— 136 — ? 
i pezzi della pesiera) fra 0° e 15%; d = 2,479 e d, = 8,396 le densità rispettive a 0° 
del vetro e dell’ottone. 
Ora i valori trovati nei due casi furono questi : * 
Dilatom. JE; RS (P.+-2P4) 18 
IMMMRINE CARI 66,58173 | 66,53208 66,58196 
N.0 3 66,58476 | 66,58468 66,58471 
N.° 6 60,17761 | 60,17766 60,17764 | 
NAOMI 61,87498 |. 61,87468 61,87478 
at 
ed i valori definitivi, assunti come pesi reali dei quattro dilatometri, sono quelli scritti 
nell'ultima colonna, i quali corrispondono alla media aritmetica di P, e P',, ove a P', 
si è dato un peso doppio, sia perchè le pesate nel secondo caso vennero ripetute una 
volta di più e perchè il metodo della tara, essendo indipendente dalla posizione dello 
zero della bilancia scarica, è senza dubbio in ogni caso più rigoroso, ed in ispecie 
quando la carica è considerevole. 
4. Il dilatometro n. 8 fu riempito per circa + della sua capacità con mercurio 
per bene purificato ed essiccato, il quale vi venne fatto bollire per alquanto tempo, 
mentre nello spazio non ripieno di mercurio si manteneva mediante una pompa una 
buona rarefazione. Il dilatometro, prima che si fosse raffreddato, venne poi del tutto 
riempito con mereurio bollito separatamente ed ancora ben caldo. Fu quindi riposto 
in una pozzetta di vetro, a pareti sottili, ripiena di mercurio fino all’ orlo e vi fu 
immerso fino alla divisione 100. Il tutto, posto in un grande recipiente di latta a 
doppia parete e con fondo munito di gratta, venne circondato di ghiaccio fondente fino 
all’ orlo dell’ imbuto del dilatometro. 
Dopo parecchie ore venne esportato il mercurio, che era nell’ imbutino, ed il suo 
livello fu ridotto ad essere tangente la divisione 160 mediante un tubo di vetro pie- 
gato ad uncino e ben affilato ad una estremità, il quale permetteva di assorbire le 
più piccole quantità di liquido. 
Il dilatometro venne quindi pesato sovra una buona ima Sartorius, di cui il 
giudice percorreva a piatti carichi 1-1 divis. (mm. 0,63 dell’ arco) per 1 mgr., seguendo 
esclusivamente il metodo della da poichè con cariche così considerevoli e con questa 
sensibilità è poco prudente confidare nella costanza dello zero della bilancia a piatti 
scarichi; mentre non havvi motivo, tolti gli inevitabili errori d'esperienza, che muti 
lo zero a piatti carichi sempre con pesi d'eguale grandezza. 
Ancor qui fu separatamente per ogni pesata stabilito il calcolo colla relazione 
d) nnrifioa(FEBE LES) nf n (AA LL 
dove le nuove lettere P'’ e P, 9, 4 indicano rispettivamente il peso apparente del 
dilatometro ripieno ed il peso reale, il coefficiente medio di dilatazione cubica fra 0° 
e /°, e la densità a 0° del liquido contenuto nel dilatometro. 
E furono questi i dati dell'esperienza: 
Pi =1876,0950/gr.;1 #='(6%1 = 447, 
Mr 
