— 137 — 
Dopo un dì il dilatometro fu riposto nella pozzetta e fu ripetuta la stessa prova. 
Il livello del mercurio ritornò esattamente alla divisione 160; per cui punto si modi- 
ficò in quell’intervallo di tempo la capacità del dilatometro per la pressione interna 
del mercurio. 
Venne quindi portato, sempre mantenendolo immerso sino alla divisione 100 nella 
pozzetta ripiena di mercurio, in un bagno d'acqua ad una temperatura fra gli 11° 
ed i 12°. Il recipiente del bagno è un grande vaso calorimetrico d'ottone a doppia parete 
e della capacità di ben 12 litri (altezza 60 cm., diametro interno 15 cm.), il quale 
è munito in alto di una scattola cubica della capacità di un litro, inserita sovra una 
finestrella di un decimetro quadrato, praticata sulla parete interna del recipiente dal- 
l'orlo in basso. La scattola comunica direttamente per la finestra col bagno ed è prov- 
veduta di un rubinetto. 
L'acqua del bagno era rimossa continuamente con un agitatore e la sua tempe- 
ratura, che era la stessa dell'ambiente, era data da uno 0 da due termometri, disposti 
allato del dilatometro entro la pozzetta medesima ripiena di mercurio e col punto di 
mezzo .del loro bulbo in corrispondenza del punto di mezzo del serbatoio del dilato- 
metro. Quando da buon tempo la temperatura era costante, il mercurio nel dilatometro 
fu ridotto ancora esattamente alla divisione 160 e fu letta la temperatura del bagno. 
L'osservazione del livello del mercurio e della temperatura fu sempre verificata alquanto 
dopo, per assicurarsi che tutto era rimasto costante. 
Tl dilatometro fu quindi pesato. 
Ma, prima di riferire i numeri di questa prova, soggiungiamo che i termometri 
usati sono due buonissimi termometri divisi in decimi di grado, costruiti dal Baudin, 
i quali recano i n. 7245 e 7248 rispettivamente. Un grado corrisponde a più che un 
centimetro dell’asta termometrica, ed il serbatoio, di forma fusiforme, misura 6 cm. 
pel termometro n. 7248 e 6,5 em. per l' altro. 
Furono entrambi calibrati col metodo di Rowland ed il n. 7248, che va da — 5° 
“a 42°, fu paragonato col termometro ad aria. L'altro, che va da —25° a + 30°, 
fu confrontato col n. 7248. 
D'entrambi i termometri poi fu determinata con molta cura e con una lunga 
serie d'esperienze l'influenza della pressione sul bulbo. Una prima volta fu osservato 
lo spostamento della colonnina nell'atto dell’immersione del termometro per una data 
altezza in più od in meno entro una pozzetta di mercurio, mantenuto a 0°. Una seconda 
volta si impegnò il termometro nell’apparecchio di Regnault per la compressibilità 
dei liquidi al posto dell'ampolla, e si applicò ad uno dei due rubinetti, di cui è 
munito il coperchio, una canna di vetro alta un paio di metri. Riempiendo allora l’ap- 
parecchio di acqua ed insieme la canna di vetro, quando questo rubinetto (che diremo A) 
è aperto è l’altro (che diremo B) è chiuso, sì esercita gul serbatoio termometrico una 
pressione in più (corrispondente all'altezza della colonna d'acqua compresa fra l'aper- 
tura del rubinetto B ed il sommo della colonna stessa), che non quando è chiuso il 
rubinetto A ed aperto B. Leggendo quindi con un cannocchiale, posto a distanza, gli 
spostamenti di salita o di discesa della colonnina termometrica all'atto della com- 
pressione e dell'espansione del liquido nell’apparecchio piezometrico, e leggendo insieme 
sovra una scala graduata la differenza di livello fra la superficie del liquido che sgorga 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc, — MemoRIE — Ser. 48, Vol, IV, 18 
