— 158 — 
da B e quella della colonna d’acqua nella canna di vetro, risultò che i termometri 
n. 7245 e n. 7248 per la pressione in più od in meno di una colonna d’acqua del- 
l'altezza di 1m. a 10°indicano una variazione di 0°,0267 e 0°,0259 rispettivamente. 
E questi risultati corrispondono anche a quelli trovati col primo metodo. 
Cosicchè, se 7 è la temperatura letta sui termometri e T quella corretta, si ha, 
per l'intervallo di temperatura, cui si riferiscono le nostre esperienze, 
Termom. N. 7248:T= —%— 0,00104(r—x) — 0,0045 (©) —0,0259.v 
1) N. 7245:T= — — 0,00554 (c—2) + 0,0000014 (r—z)'—-0,0267.»; 
dove , indica lo spostamento dello 0° del termometro; 0,00104 e 0,0045 il coeffi- 
ciente di correzione per la calibrazione e per il paragone del termometro n. 7248 col 
termometro ad aria, supposti esatti i punti 0° e 40°; 0,0000014 il coefficiente di cor- 
rezione da apportarsi al termometro n. 7245 per riferirlo al n. 7248; » la pressione sof- 
ferta dal serbatoio termometrico, espressa in colonne d'acqua a 10° alte un metro e 
contata dalla pressione atmosferica, presa come origine. 
In questa prima esperienza abbiamo usato solo il termometro n. 7248, poichè 
l’altro, come diremo, non volevamo punto perturbarlo, prima di aver eseguite le espe- 
rienze sul massimo di densità, ed i dati numerici, che le sì riferiscono, sono: 
P',r=1373,6986 gr.; 4=59,2; h=755,08; «=11,980; 700,087; »=2,59; 
TIMACIM60E 
Dopo questa prima esperienza si lasciò passare circa due mesi e mezzo, eseguendo 
nel frattempo le esperienze relative al massimo di densità delle soluzioni saline e 
dell’ acqua, affinchè il dilatometro dimenticasse, almeno in gran parte, la perturba- 
zione subìta durante l'ebollizione del mercurio, e si riprese quindi lo studio. 
In una seconda esperienza il dilatometro fu portato successivamente a 0°, a 5°, 
a 10° e quindi, abbastanza rapidamente e per poco tempo, a 100°. Esso fu pesato 
dopo essere stato portato a 0°, a 10° ed a 100°, e per controllo si pesò altresì il 
mercurio uscito da 0° a 5°, da 0° a 10° e da 0° a 100° (!). 
I risultati sperimentali sono questi: 
Pi, =1876,07691; t= 499; h=763,11 i 
Sat eiov 16° 7248:100,124 (00,095, (0 ©), (00.974 
Rain = 193 EI0R20 3 LE ua 3U0A ;v) ; —-90,972 
ia Lio ae «TN. 7245:109,180? °(0°,110° © (2,23’ 799,970 
Peso neelle del mercurio 1 ERO (N 7248: 50,005 (0°,100 (0 40,878 
i di a ki, Ri e TN 7945. 50,070 ‘t00.110°” 12,23) Tuogra 1870 
2,03372 
id, id. 0°%a 10°:gr. 2,03378 
media 2,03375 
id. id. 10°a 100°:9r. 17,85867 s %=761,05; T'=1000,0614 
id. id. 0021000: » 19,89242 
(1) Per portare a 100° il dilatometro si dispose la pozzetta, in cui esso stava immerso, nel- 
l'apparecchio per la determinazione del punto 100° dei termometri, e la temperatura fu determinata 
mediante la lettura barometrica, per la quale si ebbero tutti quei riguardi, che furono già altre volte 
ricordati. 
(2) It termometro n. 7248 pescava nell’acqua del bagno e l’altro nella pozzetta ripiena di mercurio. 
