Peso 
— 140 — 
Cosicchè, raccogliendo i valori di % e (4) nel modo qui sotto 
Coeff. medio di dilatazione cubica del vetro fra 
0° e 10° 
(06) 
Media 
252791.107?° 
258192.107° 
257670.107° 
25541410710 
256629.1071° 
| 0° e 100° 
2T5T4ATA07®® 
275554.1071° 
274490.107)° 
275054.1071° 
indicato, si ha: 
I pesi relativi, assegnati ai valori qui sopra, sono giustificati dalla considerazione 
che i numeri, cui fu attribuito peso doppio, risultano dai valori medî di tre distinte 
misure, delle quali una, la misura diretta, fornì i numeri di peso semplice. Anzi i 
valori direttamente ottenuti dalla 1% e 2* esperienza per % fra 0° e 10° furono intro- 
dotti col loro valor medio una sola volta, dacchè il numero relativo alla 1° esperienza 
si riferisce ad una temperatura di circa 12°, e d'altra parte venne determinato tosto 
dopo che fu fatto bollire il mercurio nel dilatometro. I numeri poi introdotti con peso 
triplo furono ottenuti nelle migliori condizioni, dacchè il dilatometro fu rapidamente 
condotto da 100° a 0°. Essi d'altra parte tendono a mettere d’ accordo i valori trovati 
nella 1% e 22 esperienza per / fra 0° e 5° e fra 0° e 10°, di cui il primo è certa- 
mente troppo piccolo. Ed invero ci ha sorpreso la differenza fra 25279.10-° e 25663.107° 
per %, fra 0° e 5° e fra 0° e 10°, attesa l’ accuratezza posta nella ricerca; però bisogna 
riflettere che il differenziale della (0) 
PP, P.(1-+9M) 
Po Da Ue Pa PAT 
per dI = 0,005 e dP, = dP, = 0,0005 dà, riferendoci ad esempio ai valori medî della 
seconda esperienza, 
N p= == O Ci da 93 dPi , 
dl ='8171079 per tra (00%eto0 
ONZ'ARI ME a 00 LO, 
quando si faccia astrazione dal segno con cui gli errori dT° e dP possano presentarsi, 
come avviene appunto nelle osservazioni (!). Vale a dire che per l'errore di 5 milligradi 
e di 5 decimilligrammi commesso nella determinazione di £ il suo valore può riu- 
scire errato del 12 per 1000 fra 0° e 5° e del 6 per 1000 fra 0° e 10°. 
Per questo abbiamo assunto la relazione: 
k= 0,000025458 + 0,0000000205.T 
per il coefficiente di dilatazione del vetro dei dilatometri, la quale coincide coi. valori 
medî della precedente tabella, relativi a / fra 0° e 10° e fra 0° e 100°, 
e si scosta 
(1) Ove si ponesse la combinazione d’errabilità =dP,== dP. gli errori dk resterebbero dimezzati. 
