SONA 
alcun movimento. La resistenza campione, a cui si doveva confrontare la resistenza 
da misurare, era del valore esatto di 5 Siemens, ed era stata appositamente costruita. — 
Nella derivazione in cui era introdotta la resistenza campione, si trovava un reostato 
della fabbrica Siemens ed Halske; nella derivazione in cui era introdotta la resi- 
stenza da misurare si trovava un altro reostato unito ad un reocordo accuratamente 
graduato. 
Le due coppie di reofori che dovevano essere in comunicazione colle estremità 
della resistenza da misurare, consistevano in fili di rame ben isolati con seta e vernice 
di copale, le cui punte erano tutte scoperte per un'eguale lunghezza di 3 mm. circa. 
Questi reofori inoltre s'immergevano tutti egualmente nelle canne di vetro, in cui 
terminavano i tubi contenenti le amalgame, e sempre alla stessa profondità (a 
tre centimetri dall’orlo delle canne) in ogni determinazione; quindi si vede che, 
versando in un tubo, come io faceva, tutta quanta l'’amalgama formata nella 
capsula, a qualunque altezza fosse giunta nelle due canne, sì otteneva sempre 
uno stesso valore della resistenza. Era da sospettare che alle volte si produces- 
sero nei tubi delle correnti termoelettriche, o fors' anche delle correnti idroelet- 
triche fra amalgama e rame, le quali avrebbero fatto l’effetto di una resistenza 
che s'aggiungeva o si sottraeva dalla resistenza dell’amalgama. stessa. Perciò nel 
circuito della pila era inserito un commutatore 2 bicchierini di mercurio; talchè 
appena fatta una determinazione di resistenza con la corrente in un certo senso, la 
si ripeteva con la corrente nel senso contrario. La media dei due valori ottenuti dava 
il valore più conveniente della resistenza cercata. Inoltre ogni amalgama veniva stu- 
diata almeno due volte. Siccome è ben conosciuta la conducibilità elettrica del mer- 
curio, e siccome io determinavo innanzi tutto la resistenza di ogni tubo riempito con 
questo metallo, non era necessario misurarne la lunghezza e il diametro, giacchè io poteva 
confrontare la resistenza di un tubo pieno d'amalgama colla resistenza dello stesso 
tubo pieno di mercurio. Anche Matthiessen osserva che, operando in tal guisa, egli 
ottenne risultati più concordanti nelle esperienze fatte con differenti tubi, che quando 
misurò le lunghezze e i diametri dei tubi e introdusse questi dati nei calcoli. 
Mutamenti della resistenza elettrica al variare della concentrazione. 
Come ho notato in principio, una parte delle amalgame le ho studiate perfetta- 
mente liquide a 100°; e l’altra parte solide a 0° e alla temperatura dell'ambiente 
che era circa di 13°. Ho studiate pure alla temperatura di 13° quelle amalgame 
liquide che si mantenevano tali a questa temperatura. 
In ciascuna serie di amalgame ho verificato antecedentemente sino a qual con- 
centrazione l’amalgama si mantenesse a 100° ben liquida, e da qual concentrazione 
cominciasse ad essere alla temperatura ordinaria perfettamente solida, onde essere 
certo di sperimentare su amalgame del tutto omogenee. 
Nel caso in cui si doveva versare nel tubo un'amalgama da studiarsi poi allo stato 
liquido, quando questa era formata nella capsula, il tubo era tenuto dentro il recipiente 
in cui circolavano i vapori d’acqua bollente. 
