— 409 — 
I risultati più avanti riportati mi sembrano molto soddisfacenti per quanto riguarda 
i metodi e gli apparecchi di misura, i quali possono adattarsi anche a molte altre ricer- 
che analoghe a queste. Credo perciò non inutile fermarmi alquanto sulla loro descrizione. 
6. Misura delle resistenze. Metodo. Come si è detto nel S precedente, non ci era 
possibile di unire il filo agli apparecchi con saldature; d'altra parte ogni altro modo 
di congiunzione è malsicuro. La difficoltà si supera ricorrendo ad un metodo nel 
quale la resistenza delle congiunzioni e dei contratti non entri nella misura. Tale 
è quello da me adoperato per la calibrazione (!), che il 
prof. Righi aveva già posto in pratica (2) come egli stesso 
mì fece notare in una recente Nota (3). Non credo però che 
il metodo sia stato applicato nel modo che ora descrivo (4). 
Sopra un filo AB (fig. 1) che forma parte di una com- 
binazione di Wheatstone, si determina un tratto 00' di re- 
sistenza uguale a quella di un altro filo AB’, ponendo 
quest ultimo in prolungamento di AB successivamente al- 
l'estremo A ed all'estremo B, e stabilendo col metodo del 
ponte, nei due casi, i punti 0,0’ in modo che sia 
OCRA OE VAR: 
Opere eee oe) 
dove 9 è il rapporto tra le due resistenze che formano gli 
altri due lati del ponte. Il valore di 9 è arbitrario e si può 
quindi variare in modo che uno dei due punti O, O' occupi 
sempre una posizione prestabilita. 
Il filo AB è quello sottoposto a studio; lo chiameremo 
filo di esperienza. A'B' è un filo che si tiene in condizioni 
invariate e serve come /ilo di confronto. Se si altera la 
resistenza del 1°, e si tien fisso il punto 0, lo spostamento 
di O misura immediatamente la variazione avvenuta. I con- 
tatti O ed O' si fanno mediante pinzette metalliche unite 
B ad un reoforo della pila; la loro resistenza, come è noto, 
Pig. 1. Fig. 2. non entra affatto nella misura, per la quale basta di poterne 
stabilire con precisione la posizione. 
7. Apparecchi. Il filo A'B' (fig. 1 e 2) che rimane in condizioni e posizione 
costanti presso gli apparecchi di misura ha i capi saldati a fili di rame del diametro 
di circa 4 millim., ingrossati fino a 10 alle estremità le quali si immergono in due 
pozzette di mercurio per l'unione col resto dell'apparecchio. Esso è fissato sopra pezzi 
(QX SE B! 
(!) Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 1885, pag. 197. 
(?) Memorie della R. Accademia dei Lincei, C1. di sc. fis. ecc. Ser. 8%, Vol. XIX, 549, 1884. 
(*) Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, 1886, 2° Sem., pag. 8. 
(4) Il metodo del galvanometro differenziale è disadatto a simili ricerche, sia perchè il filo e 
il galvanometro essendo in serie, la resistenza del 1° è spesso una piccola frazione della totale, sia 
perchè si sentono anche le variazioni cui può esser soggetta la resistenza del galvanometro. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MEMORIE — Ser. 42, Vol. IV° 99 
