— 410 — 
di ebanite ad una tavoletta di legno sospesa al muro. I due fili di esperienza e di 
confronto, tirati insieme dal medesimo pezzo di metallo, sono collocati parallelamente in 
h 
| 
| 
i 
i; / 
sl 
1 
/ 
x 
direzione verticale a pochi centimetri di distanza, affine di eliminare 
l’influenza perturbatrice di una irregolare distribuzione della tempera- 
tura. Il filo di esperienza ha le sue estremità strette entro due morse 
speciali, 4 e 2 (fig. 3) preparate dal prof. Pisati per le esperienze 
sulla elasticità di torsione. Alla morsa inferiore è, mediante un'’asti- 
cina metallica, è unito un dischetto 4 (fig. 3) del diametro di circa 
4 cent., il cui orlo porta una graduazione (di 5° in 5°) e che, caricato 
di pesi, tende il filo. Sotto al dischetto una grossa asticina 7° di rame 
amalgamato si immerge, durante le misure elettriche, nel mercurio 
di una vaschetta portata da un sostegno mobile verticalmente, il 
quale viene abbassato durante le misure di elasticità. Nella stessa 
vaschetta si immerge il conduttore che collega il filo col resto del- 
l'apparecchio. I contatti alle morse e nel mercurio possono essere im- 
perfetti, ma non entrano affatto nelle misure, purchè la loro resistenza 
non varî nei pochi minuti necessarì per una misura semplice, durante 
la quale tutto resta immobile. 
8. La morsa superiore (v. fig. 3) è fissata colla vite @ ad un 
pezzo di ottone 7 in forma di tronco di cono, che diremo /appo; 
la superficie di questo, finmamente lavorata allo smeriglio, si adatta 
esattamente alla superficie interna, pure conica, di altro pezzo di 
ottone foggiato ad anello che forma parte del sosfegro. 
Il sostegno, visto in projezione orizzontale nella figura 4, è for- 
mato di due strati di ottone 4 e d separati da uno strato isolante 
e collegati tra loro da viti isolate, in modo da formare un sol pezzo 
che è avvitato alla estremità di un robusto braccio di ferro d, fisso 
nel muro. Le superficie coniche del tappo e del sostegno sono dili- 
gentemente lavorate, non tanto per ottenere un buon contatto, giacchè 
nemmeno questo influisce sulla misura, quanto per poter ricondurre 
il filo esattamente nella medesima posizione ogni volta ne venga 
spostato. A fine poi che il filo torni sempre nel medesimo azimut, lo 
strato interno del sostegno porta una copiglia verticale c, contro la 
quale si arresta una orizzontale e' fissa nella parte del tappo che 
sporge sopra il sostegno. Sopra il medesimo strato interno è avvitato 
un filo di rame /, che comunica colle altre parti dell'apparecchio. 
AI di sopra del tappo si adatta una chiave quadrata % per porre in 
i rotazione la sospensione quando si vogliono produrre le oscillazioni 
di torsione; e finalmente un piccolo gancio, che serve pel trasporto 
del filo (fig. 3). 
9. Accanto al filo di esperienza e parallelamente ad esso sta il 
regolo di misura, lungo circa m. 1,30 e diviso in millimetri, lungo 
il quale scorre la pinzetta che stabilisce 11 contatto mobile indicato 
con 0 ed O' nella figura 1. Invece di far uso di una sola pinza, 
