— 412 — 
che, nel $ 6, è indicato con g; il tratto ar è di platino, il resto di rame; il rap- 
porto g (tra am e 7'y) si fa variare di grandi quantità spostando 77 e di piccole 
spostando vr. Il regolo R è congiunto al punto #', attraverso alla pila P composta 
di un elemento Daniel e ad un interruttore T posto a portata dell'osservatore, il 
quale, chiusa la pinza po la p', secondo il caso, va al cannocchiale per le osserva- 
zioni galvanometriche. I bicchierini 1’ e 3' sono congiunti con un galvamometro ape- 
riodico Siemens a riflessione (‘), il quale, fermandosi immediatamente nella posizione 
di equilibrio senza oscillare, permette di far le letture, tenendo chiuso il cireuto per 
pochi istanti, ciò che evita il riscaldamento dei fili. La scala, divisa in millimetri, 
è a circa 4 metri dallo specchietto del galvamometro. 
Colla disposizione dei due commutatori indicata nella figura dalle linee punteggiate, 
il filo di confronto sta aggiunto'all’estremo A di quello d'esperienza; allora evidentemente 
il contatto deve aver luogo alla pinza p'. Invertendo i due commutatori avrebbe luogo 
invece in p. 
11. L'apparecchio è protetto contro le radiazioni termiche esterne da un riflettore 
semicilindrico di latta lucida del diametro di circa 35 cent., girevole su due perni 
fissi al muro. Accanto ai fili è sospeso un termometro sensibile, le cui osservazioni 
hanno lo scopo di ridurre, se occorre, le determinazioni del modulo di elasticità e 
di verificare se, come deve essere, le piccole variazioni di temperatura nell'ambiente 
non hanno influenza sulle misure elettriche. 
Operando come si è detto, sul filo di esperienza si determina in realtà un tratto di 
resistenza uguale alla differenza tra quella di tutto il conduttore 2 B'A"3' e quella 
del filo F, ma, essendo il filo Fe quelli congiunti con A'B'di rame e grossi, tal dif- 
ferenza è sensibilmente uguale ad A' B'. Se ciò non fosse, la temperatura avrebbe influenza 
giacchè il coefficiente di temperatura del rame può essere differente da quello del metallo 
che si studia. Perciò, per maggior sicurezza, le dimensioni di F sono calcolate in modo 
che la sua resistenza sia eguale a quella dei fili congiunti con A'B'. 
12. Misura della elasticità. Per mettere in evidenza le variazioni del modulo 
di elasticità basta conoscere dei numeri a questo proporzionali. Perciò le misure di 
elasticità si sono sempre limitate alla determinazione della durata delle oscillazioni 
di torsione. La rotazione del tappo sopra descritto (S 8) serve a dare al filo la voluta 
torsione, e la graduazione segnata sull'orlo del dischetto inferiore (fig. 3) a ridurre 
le oscillazioni sempre approssimativamente entro i medesimi limiti di ampiezza onde 
cenderle meglio paragonabili, evitando le correzioni dipendenti dall’ampiezza, Le oscil- 
lazioni, ossia i passaggi dello zero della graduazione per la sua posizione di equilibrio, 
sono osservate mediante un cannocchiale posto a circa m. 2,50, e gli istanti dei 
passaggi sono trasmessi mediante un tasto elettrico a mano, ad un cronografo Hipp 
a svolgimento di carta, il quale sta in relazione con un eccellente orologio astronomico 
appartenente al Gabinetto di geodesia della R. Università (2). 
Per ottenere la durata di un’oscillazione, al principio ed alla fine di un certo 
(1) V. Wiedemann, Die Zehre von der Elektric. B. III. p. 301, 1883. 
(°) Sono gli strumenti adoperati dai prof. Pisati e Pucci nelle: Ricerche sulla lunghezza del 
pendolo a secondi. V. Memorie della R. Accademia dei Lincei, CI. di sc. fis. ecc. Ser. 8%, Vol. XV, 1883. 
