— 413 — 
intervallo di tempo, 40 0 50 minuti primi o più, si trasmettono al cronografo undici 
segnali corrispondenti ai primi ed ultimi undici passaggi. I venti intervalli dànno la 
durata approssimativa di un'oscillazione, mediante la quale si calcola il numero di oscil- 
lazioni avvenute nell'intero intervallo, e quindi la durata media definitiva di un’oscilla- 
zione. Se non basta una sola approssimazione, se ne ha una seconda prendendo una 
serie di passaggi intermedì. 
13. Misura delle lunghezze. Questa misura è necessaria per le ragioni esposte al 
$5, ed inoltre per verificare se il filo, ogni volta che è riportato all'apparecchio di 
misura, riprende esattamente la medesima posizione, senza di che, non potendosi am- 
mettere 4 przori che il filo sia perfettamente calibro, sarebbe necessario di determinare 
sempre le correzioni di calibrazione. 
Sul filo di esperienza, verso le estremità, sono tracciati due segni, sia con un 
leggiero deposito metallico fatto galvanicamente, sia altrimenti. Il regolo misuratore, 
in corrispondenza di questi segni, porta, fermata mediante due piccoli bracci di ottone 
due laminette inargentate sopra ciascuna delle quali è incisa una doppia linea oriz- 
zontale che rimane a breve distanza dietro ai segni del filo. La lunghezza di questo, 
compresa tra i due segni, viene confrontata colla distanza costante (C) tra le linee 
del regolo. A ciò serve un piccolo collimatore consistente in un tubo di ottone, il 
quale porta due fili incrociati ad un estremo ed 
uno orizzontale all’altro; quest'ultimo col punto 
di incontro dei due primi determina un piano 
ne orizzontale di collimazione, mobile verticalmente 
ni mediante una vite micrometrica che fa scorrere 
a coulisse tutto il sistema (v. fig. 8). 
Con due collimazioni si misura la distanza 
verticale d, sempre piccola, tra il segno del filo 
e la linea del regolo (fig. 9). Il collimatore può 
venir fissato a vite al muro in corrispondenza sia 
del segno inferiore che del superiore. Le due lun- 
ghezze d misurate, aggiunte o sottratte, secondo 
1 casì, alla costante C, dànno la lunghezza del 
tratto di filo considerato, che è sempre un po’ mag- 
giore di quella misurata elettricamente. La pre- 
cisione della misura di lunghezza, deve essere evi- 
dentemente la stessa di quella elettrica; essa è 
ul di circa mm. 0,02. 
La misura superiore, che è fatta molto vicino 
Fig. 9. Fig. 10. al punto di sospensione avverte anche se il filo 
torna sempre a posto. L'errore probabile di questa 
misura, dedotto da 20 determinazioni della prima serie di esperienze, risultò di 0!" 025, 
cioè pressochè uguale a quello della lettura al collimatore. Sotto questo punto di vista, 
l'apparecchio soddisfà allo scopo. 
14. Riscaldamento e raffreddamento dei fili. A circa due metri dall’apparecchio 
di misura, è collocata, fissa al muro, mediante un anello stretto da bulloni ed uno 
