— 416 — 
sarà L(&A—X')t, ossia per ridurre a 0° si dovrà eseguir la correzione — L (A-k)t, 
e per ridurre da una temperatura # ad una % 
— LU—k)@0—-%) 
Il coefficiente di dilatazione del regolo di ottone è 
& = 0,0000180 
I valori di X e X—/' sono 
ke ol 
Platino 0,0000088. — 0,0000092 
Argento 0,0000188 + 0,0000008 
Ferro 0,0000115 — 0,0000065 
Per le variazioni di temperatura citate al $ 16, si hanno così le seguenti cor- 
rezioni massime nella lettura : 
Serie Amm. + 0,014 
» B » -+ 0,029 
PIANO » — 0,003 
2 D » + 0,006 
Questi numeri mostrano che la temperatura anche nel senso ora discusso non in- 
fluisce sensibilmente sulle nostre misure. In altri casi però la correzione può entrare 
nei limiti della precisione. 
18. Verifiche. Le misure di resistenza sono ridotte a valutazioni di lunghezza; 
è perciò necessario di verificare la calibricità del filo per quanto importa alla ricerca. 
La verifica pel tratto superiore, entro il quale si muove il contatto mobile, si fa nel 
modo seguente. Al filo di confronto, mediante contatti a mercurio, si aggiungono due 
fili di rame aventi le resistenze e ed » uguali a quelle di qualche millimetro del 
filo di esperienza. Per tal modo la misura eseguita su quest’ Itimo, dà una lunghezza 
di resistenza pari a quella del filo di confronto 4 e-+ x. Tolto « si ripete la misura 
sostituendolo con una resistenza trascurabile, ed il corsojo si sposta di un tratto di 
resistenza e. Diversi di questi tratti si ottengono variando comunque il valore di 7 che 
non occorre sia noto. Se il filo è perfettamente calibro, tutti quei tratti sono uguali 
se no si può tener conto della differenza. 
Indipendentemente dall’aparepechio di misura si paragona poi la resistenza e con 
quella del filo di confronto, e se ne deduce il valore di un millimetro del filo di espe- 
rienza in frazione della resistenza totale di questo. Tali misure furono eseguite con 
un ponte della casa Siemens. 
Riassumiamo i risultati ottenuti (?). 
Valori in mm. della resistenza e in diverse posizioni nella parte superiore del filo: 
Serie A 2,81 2,35 2,34 media 2,33 
VB 242 8 ORIO 7 di IRIS 
OD) 4,18 OUICnS 
La misura non potè esser fatta per la serie C. 
(!) Colla lettera © indico l’o%m , unità legale di resistenza. 
