— 413 — 
I valori indicati con L sono quelli direttamente misurati sul regolo, quelli indicati 
con L' sono ridotti alla temperatura di 16°,50 nel modo detto al $ 17. La concor- 
danza di questi valori e specialmente dei primi tre, che più ci interessano, ci assicura 
che nessuna causa perturbatrice poteva intervenire nelle esperienze, le quali, in ciascuna 
serie, si succedevano a breve intervallo. 
20. Finalmente si determinò la correzione relativa allo spostamento dello zero 
della divisione millimetrica del regolo, rispetto alla posizione fissa del contatto inferiore, 
correzione di + mm. 5,50 che venne applicata a tutte le misure e che è già computata 
nei numeri dati in seguito. 
La divisione millimetrica, fatta con una buona macchina divisoria, può essere 
ritenuta esatta entro i limiti della precisione raggiunta (circa mm. 0,02). 
21. Sensibilità e precisione. I numeri sopra citati, oltre a dimostrare il buon 
funzionamento degli apparecchi, dànno un'idea della sensibilità e della precisione delle 
misure. Questi elementi vengono meglio valutati dai dati seguenti. 
Deviazioni in millimetri della scala galvanometrica, corrispondenti ad uno sposta- 
mento di mm. 0,05 del corsoio: 
Serie A mm. 5,7 =+-0,64 dedotto da 130 determinazioni 
> B 6,0 0,69» 70 > 
SR60 28 = 0,37 5 55 7 
»_ D ASINO o) 20 7 
Gli errori probabili scritti accanto alle deviazioni si riferiscono ad una sola determi- 
nazione. 
Dai valori sopra dati ($ 18) si deduce che a mm. 0,05 di filo corrispondono le 
resistenze: 
0°,000085 0,000164 0,000015 0,000046 
cioè microhms 85 164 15 46 
e ad un millimetro di deviazione del galvanomometro : 
microhms 14,9 21,3 5,4 IME2 
Notiamo che il valore della sensibilità veniva determinato nna volta per. ogni 
misura di resistenza. 
Gli errori probabili sopra citati corrispondono sempre ad una lunghezza minore 
di 0,01 e precisamente a 
ia + mm. 0,007 0,008 0,008 0,006 
cioè a 
z#- microhms 11,9 26,4 2,4 9,0 
Ma meglio si riconoscerà la precisione dal confronto delle misure fatte più volte 
sopra un filo mantenuto in condizioni invariabili (v. parte IV). 
22. Nella misura delle oscillazioni di torsione, la durata può esser determinata 
facilmente colla precisione di 05,0001, giacchè la lunghezza di un secondo sopra la 
striscia cronografica (v. $S 12) è di circa un centimetro; la durata complessiva di 4 
o 500 oscillazioni può dunque esser valutata entro 08,04 e quindi quella di ciascuna 
entro il limite sopra detto. I risultati delle esperienze, ripetute più volte, hanno sempre 
confermato questa conclusione. 
