— 419 — 
23. Procedimento tenuto nell'eseguire le esperienze. Chiuso il contatto inferiore 
(v. fig. 7, $ 10), si dispone il contatto esterno 7° in modo che il galvamometro ri- 
manga approssimativamente in equilibrio entro qualche millimetro della scala; ottenuto 
questo, l'osservatore si pone al galvamometro e, lasciato scorrere circa mezzo minuto 
perchè si ristabilisca l'uniformità di temperatura, turbata durante la prima operazione, 
chiude l'interruttore I e legge la deviazione al cannocchiale; se questa è troppo 
grande rispetto alla precisione, la riduce spostando 7, ripete la lettura più volte ad 
intervalli di circa trenta secondi per assicurarsi che l'equilibrio di temperatura è ri- 
stabilito, e nota la deviazione definitiva «'. Aperta la pinza inferiore e girati i due 
commutatori, stabilisce il contatto superiore e lo sposta fino ad ottenere l'equilibrio 
approssimato del galvamometro, procedendo colle stesse cautele e notando la deviazione 
finale 8,. Se tra questa misura e la prima è trascorso troppo tempo, come può accadere 
nel caso che si sien fatti numerosi tentativi, si rifanno le misure di &' e di #,. Dopo 
ciò sì sposta il corsoio superiore di mm. 0,05 o 0,10 innalzandolo od abbassandolo 
in modo da ottenere una deviazione #» di segno contrario alla precedente ; e finalmente 
si ripete la osservazione col contatto inferiore, notando la deviazione @" che dovrebbe 
coincidere con @'. Nel tempo stesso si saranno notate le due letture L, L» fatte sul 
regolo, e differenti di mm. 0,05 o 0,10. 
Come valore vero delle deviazioni, sempre molto piccole, si prende es, De 
L : 
}= artt it , e come valore della lunghezza letta sul regolo L'= ehy, dif- 
ferenza 8:—f,, deviazione corrispondente alla lunghezza L:—L;,, dà la sensibi- 
lità nel momento della misura, che permette di tradurre in millimetri le devia- 
zioni @ e f. 
Dalla figura 7 si vede che innalzando p', si aumenta il tratto collegato col filo 
y7r, e che, tenuto conto della mutata posizione dei commutatori, lo stesso avviene quando 
si alza p, perciò l’uno e l’altro spostamento daranno al galvamometro deviazioni di 
ugual segno, p. e. negative; la deviazione negativa indicherà che il contatto è più 
alto di quant'è necessario per l’equilibio, cioè che la lunghezza corrispondente alla 
deviazione stessa deve esser tolta alla L'; dovrà invece aggiungersi se la deviazione 
è positiva. Il valore definitivo della lunghezza sarà 
==) deal 
Bo P. 
dove il segno di « e $ coincide con quello delle corrispondenti deviazioni. 
L'esperienza così condotta richiede non più di una diecina di minuti; il numero 
L inoltre è ottenuto mediante due misure, che dànno anche, ad ogni esperienza, 
la sensibilità. Sul. valore di questa influisce la bontà dei contatti giacchè si fanno 
letture al galvamometro; ma non è a credere che ne venga sensibilmente turbato il 
risultato. Anzitutto i due contatti, alla distanza per lo più di 0,05, danno deviazioni 
contrarie, la posizione giusta del corsoio è perciò necessariamente in un punto inter- 
medio; onde, per quanto grave sia l'incertezza nella sensibilità, quella nella misura _ 
deve essere minore di 0,05; ma oltre a ciò al $ 21 abbiamo veduto che la sensibilità 
