— 442 — 
rivestiti di seta sino quasi alle estremità, sono saldati a tre fili di packfong MA, 
CGD, FN, di egual grossezza, e coperti pure di seta, in modo da formare quattro 
coppie termoelettriche identiche in A, C, D, F.I fili estremi si uniscono in M ed N 
alle estremità P, Q del filo del galvanometro. La 
coppia A sia quella che si introduce in uno dei 
forellini del bismuto; le altre tre C, D, F sono 
immerse nel bagno. Un commutatore mette a vo- 
lontà in contatto col punto G del filo di packfong 
centrale, o il punto M o il punto N, e queste co- 
municazioni sono fatte nel modo indicato dianzi. 
Perciò il filo M oppure il filo N è premuto sul 
filo G senza toccare altri metalli. Se M tocca G 
le coppie A e C possono considerarsi escluse dal 
circuito. Se N tocca G sono escluse le due D ed F. 
Nella posizione di riposo del commutatore M tocca 
G, cioè trovansi attive nel circuito le coppie D 
ed F soltanto. Il circuito poi in ogni caso resta 
chiuso. 
Fic. 3. Con questa disposizione il galvanometro indica 
in generale una corrente, che non è dovuta ai con- 
tatti D ed F che sono alla stessa temperatura, ma a differenze di temperatura negli 
altri contatti del circuito, per esempio M ed N, o casuali, o provenienti dal feno- 
meno di Peltier provocato da correnti che percorsero poco prima il circuito. Non 
bisogna occuparsi di questa corrente, ed osservare solo la posizione di fermata del 
galvanometro, per mezzo del solito cannocchiale e scala. 
Facendo agire il commutatore, e cioè introducendo nel circuito le coppie A e C, 
se la temperatura di A non è identica a quella del bagno nel quale stanno le tre 
coppie C, D, F, il galvanometro devia. Si lascia allora ricadere il commutatore nella 
prima posizione, e si modifica la temperatura del bagno. 
È chiaro intanto, che essendosi messe di nuovo nel circuito le coppie D ed F, 
il galvanometro non potrà conservare la stessa deviazione che mostrava prima di muo- 
vere il commutatore. Infatti la corrente che percorre il circuito subì una variazione 
d’ intensità quando si mosse il commutatore; variò perciò la temperatura dei contatti 
M ed N e di altri se per caso ne esistono fra M, N ed il galvanometro, donde una 
variazione nelle forze elettromotrici che ivi hanno sede. Ma di ciò non si deve tener 
conto, e solo si deve tener d'occhio la nuova posizione di fermata. 
Si ripete il tentativo dopo aver variato nel senso dovuto la temperatura del 
bagno, e così si seguita finchè col movimento del commutatore non si vegga più il 
minimo spostamento nel galvanometro. In questo caso è certo che la temperatura di A 
è identica a quella di C, D ed F, poichè evidentemente le forze elettromotrici che 
risiedono in M ed N, e casualmente nelle altre parti del circuito, agiscono egual- 
mente nelle due posizioni del commutatore. Basterà dunque leggere sulla scala del 
termometro che sta immerso nel bagno, per avere la temperatura di A. 
Questa serie di tentativi si eseguisce, dopo presa un poco di pratica, in un tempo 
