— 443 — 
molto minore di quello che si impiega a descriverla. La precisione che si raggiunge 
è assal grande, giacchè rifacendo più volte una stessa misura non ho avuto differenze 
che di qualche centesimo di grado, ed il più delle volte di meno di un centesimo. 
Naturalmente mentre il commutatore deve trovarsi vicino assai all’apparecchio 
della fig. 2, onde non dover impiegare fili di zinco e di packfong di soverchia lun- 
ghezza, e quindi troppo resistenti, è necessario però che lo possa muovere chi siede 
al galvanometro, e quindi si trova a grande distanza dall’elettrocalamita. Un con- 
gegno di un filo e di una carrucola serve a questo scopo. Stimo inutile descrivere questo 
congegno, come pure lo stesso commutatore, essendo facile l’ immaginarli entrambi. 
È invece utile l indicare le disposizioni prese per rendere facile e sicuro l’otte- 
nere l'uniformità di temperatura delle saldature C, D, F, ed il variare a piacere la 
temperatura stessa. 
Il bagno è stato formato in questo modo. Un grande vaso di vetro V, (fig. 4) 
contenente acqua, è introdotto entro un secondo più grande V;. Lo spazio interposto 
è riempito con segatura di legno onde difen- 
À dere l'acqua da un troppo rapido raffredda- 
IT mento. Il vaso Vi è chiuso da un grande 
dim) RESTA coperchio di sughero che ha molti fori, desti- 
| nati a lasciar passare: 
1° le tre coppie C, D, F, contenute in 
cannelli di vetro e fissatevi nel modo che 
dirò fra poco. 
2° il termometro #, vicinissimo e quasi 
riunito in fascio colle tre coppie. 
3° l'agitatore AA continuamente tenuto 
in rapido movimento d’alto in basso. 
4° il galleggiante G che fa conoscere 
all'esterno il livello dell’acqua. 
5° il tubo P terminato in alto da un 
piccolo imbuto, destinato ad introdurre nel 
bagno dell’acqua calda, che si fa uscire da un 
sovrapposto rubinetto annesso ad un recipiente 
dove dell’acqua è mantenuta in ebollizione. 
6° il Tubo Q analogo al precedente, e 
nel quale si può lasciar ‘cadere acqua alla 
temperatura ordinaria. 
b : 7° il sifone Z col quale si toglie di tanto 
in tanto dal bagno l’acqua eccedente. 
me di L'osservatore addetto al bagno aggiunge, 
spesso a semplici goccioline, acqua calda 
o fredda, secondo gli ordini che ricere dall’osservatore che sta al galvanometro. 
Non appena quest'ultimo giudica di aver raggiunto il momento opportuno, un 
terzo osservatore legge a distanza e con cannocchiali la temperatura segnata dal 
termometro /, e subito dopo quella indicata dal termometro immerso nella vaschetta IL 
x" 
TTI 
ur IN 
