480 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 1870. 
jemnvigtsläget togs sedan aritmetiska mediet. Sedan nalens 
jemnvigtsläge under strömmens inflytande salunda blifvit be- 
stämdt, gjordes maskinen overksam derigenom, att de båda upp- 
hemtarne sattes i ledande förbindelse med hvarandra förmedelst 
en metallstång. Nalen fortfor sedan att svänga omkring det af 
jordmagnetismen bestämda jemnvigtsläget, som äfven beräknades 
på det angifna sättet. Skilnaden mellan de båda jemnvigts- 
lägena är angifven såsom magnetnalens af strömmen förorsakade 
utslag. Före hvarje nytt försök arreterades nålen förmedelst en 
magnetinduktor, hvilken derigenom, att ledningstradens ändar 
nedsattes i en kopp med qvicksilfver, kunde sättas i ledande 
förbindelse med galvanometern. Under sjelfva försöken var 
naturligtvis ledningen mellan galvanometern och induktorn af- 
bruten. 
IK 
För att utröna riktningen af de strömmar (extraströmmar), 
hvilka vid en elektrisk urladdning alstras i en rulle, insatt i en 
oren af urladdningsströmmens ledning, begagnade Herr BUFF en 
anordning, som i hufvudsak askadliggöres af Fig. 1. NXY be- 
tecknar (liksom i alla de följande figurerna) elektroformaskinens 
roterande skifva, a den positiva och b den negativa uppheiwtaren. 
Pa något afstand från b är en messingskula c uppställd pa en 
glaspelare. (Den omständigheten, att Herr BUFF begagnade en 
vanlig elektricitetsmaskin samt ställde kulan c framför den po- 
sitiva konduktorn, har naturligtvis icke något inflytande på för- 
sökets resultat). » och s äro ändarne af galvanometerrullen G; 
dessa ändar äro förbundna med hvar sin af punkterna m och c 
genom telegrafkabeltradar. På samma sätt äro äfven a och d 
förbundna med hvarandra. Tradarne rs och st (som saknades 
i Herr BUFFS anordning) hafva det redan (sid. 479) angifna ända- 
malet. Gnistapparaten kunde insättas antingen mellan d och mm 
eller mellan m uch n. Då den befann sig pa det sednare stället, 
voro punkterna d och m förbundna medelst en telegrafkabeltrad. 
Mellan punkterna d och e förefanns metallisk ledning. Vid M voro 
några decimeter af den omtalta fina nysilfvertraden insatta så- 
