MEO IA 
Eseguendo queste due misure di $ e di £, cioè misurando le rotazioni dell’analiz- 
zatore capaci di rendere minima la luce, prima con vibrazioni incidenti parallele, poi 
con vibrazioni perpendicolari al piano d'incidenza, si ha dunque modo di calcolare ©) 
e ot per mezzo delle (54), (59), e (56). Infatti eliminando S fra le (55) e 
0 
(56) si ha 
toto cos) 
(59) Ep ipas pig colin | 
ed eliminando o: i 
AVE RITI c 
(58) __ tg 26 cost((—r) 1928. 
— tg20 — tg2Ecos'(/—7) 
Eeco dunque che la formola (57) dà il valore di go, la (58) fa conoscere la 
quantità ausiliaria S, e infine la (54), nella quale si pongano i valori trovati di S 
e g, serve a determinare il rapporto mn 
Se interessa avere solo una determinazione approssimata di go, siccome Zo ed / 
sono poco differenti, e 4, è assai piccolo, S sarà pure piccolissimo. Si avrà dunque 
approssimativamente : 
(39) to25=tg oncost@—7),  tg20=tg% asi 
e quindi 
o tg co = Vig 28tg 28 (1). 
Con questo grado di approssimazione è risparmiata la misura dell'incidenza / 
della luce sul vetro, e dell'indice di rifrazione di questo, e siccome 25, 26 sono pre- 
cisamente le doppie rotazioni quali ottengonsi colla inversione della corrente, così si 
vede che la tangente di yo è sensibilmente eguale alla media geometrica delle tan- 
genti di queste due doppie rotazioni. si 
In generale, come si è avvertito, go, £, È sono sempre assai piccoli, e si potrà 
alle tangenti sostituire gli archi, e dire che la differenza di fase ©, è la media geo- 
metrica delle due doppie rotazioni misurate 2 e 2%. 
2° caso. Supponiamo ora il vetro a faccie parallele disposto in modo, che la luce 
lo attraversi prima d'arrivare allo specchio d'acciaio, e vi si rifletta dopo. Il raggio A B 
(fig. 9) proveniente dal polarizzatore, cade in B sul vetro sotto un angolo d'incidenza 
7, sì rifrauge in BC formando un angolo di rifrazione 7, poi esce in CD parallela 
mente ad AB, cioè formando un angolo di rifrazione DOP=7. In D incontra nor- 
malmente lo specchio SS,, retrocede in DC e si riflette in CE sotto l'angolo d'inci- 
denza / avviandosi poi all’analizzatore. 
Adottando le solite convenzioni, gli assi di riferimento saranno disposti come nella 
fig. 9, e cioè saranno 004% ed 00% pel raggio CD, 000, Oo pel raggio DC, 
ed Oz, Oy pel raggio CE. 
(1) Si può dimostrare che queste ultime formole rimangono valide anche se il polarizzatore non 
dà esattamente vibrazioni o nel piano d'incidenza o perpendicolari a questo piano, purchè l’errore 
commesso nel mettere a posto la prima volta il polarizzatore sia dell’ordine di grandezza di go, € 
purchè dalla prima alla seconda misura esso venga spostato esattamente di 90°. 
UT 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MeMorIE — Ser. 4%, Vol. IMI. 
