deo 
rettangolari, rimanendo così facile variare a piacere il piccolo intervallo che resta fra 
i due spigoli orizzontali C ed F dei prismi. 
Lo specchio d'acciaio S è appoggiato colla sua faccia riflettente contro le faccie 
piane BOL, FGI dei prismi di ferro, ma sono interposte due laminette d’ottone, l'una 
in corrispondenza del prisma superiore l’altra dell’inferiore, che servono a stabilire la 
distanza invariabile fra lo specchio ed i prismi, i quali, come si vedrà, costituiranno 
il polo dell'elettrocalamita opposto allo specchio. Di quest'ultimo resta scoperta fra i 
prismi una strettissima striscia orizzontale, la quale potrà liberamente riflettere la 
luce che giunga orizzontalmente su di essa, passando fra le faccie inclinate dei prismi, 
le quali devono essere di un nero opaco, onde non riflettano della luce estranea verso 
l’analizzatore (!). 
Le dimensioni dei prismi di ferro, sono in millimetri le seguenti: 
NAZIO 20 225 
Lo specchio S è poi mantenuto saldamente al suo posto da una piastra di ferro 
a faccie piane RT, stretta sui prismi da due viti d'ottone 7,/, la prima delle quali 
passa per un'apertura allungata verticalmente. 
Il sistema formato nel modo descritto è collocato contro uno dei poli troneo-conici 
dell'elettrocalamita di Ruhmko:f, dalla quale si è tolto uno dei rocchetti, come mostra 
la fig. 16, in modo cioè che la piastra RT della fig. 15, sia appoggiata contro la faccia 
verticale del polo. Il sistema AG è poi sorretto da un parallelepipedo di ferro dolce 
UV di conveniente altezza, appoggiato sul banco di ferro che sostiene l’elettrocala- 
mita. Quando questa sia attivata, lo specchio costituirà una delle faccie polari, ed i 
prismi costituiranno l’altro polo, e così renderanno assai intensa la magnetizzazione 
dello specchio. 
Questa disposizione somiglia dunque a quella usata per la riflessione all’incidenza 
normale, il taglio prismatico DCFE della fig. 15 tenendo luogo del foro conico pra- 
ticato pel pezzo AB della fig. 13; essa però ha pregi notevoli, fra i quali quello di 
evitare l'affumicamento dello specchio, necessario per lo studio delle incidenze obbli- 
que coll’altra disposizione, che in breve ne guasta la superficie, e sopratutto quello 
di poter servire per istudiare il fenomeno di Kerr a tutte quante le incidenze, com- 
presa la stessa incidenza normale. Perciò la disposizione sperimentale descritta sarà 
d'ora in poi, io credo, sempre preferita alle altre fin qui usate. 
Collocato a posto l'apparecchio elettromagnetico ed i nicol nel modo indicato più 
sopra, restano a determinarsi le orientazioni principali del polarizzatore, e cioè quelle 
che forniscono le vibrazioni incidenti o esattamente nel piano d'incidenza, o perpen- 
dicolari a questo piano, e le orientazioni principali dell’analizzatore, cioè quelle in 
cui è perpendicolare o parallela al medesimo piano, la sua sezione principale. 
Il metodo da me altra volta descritto (v. I* Memoria) non può servire che per 
incidenze piuttosto grandi, ma in questo caso può essere perfezionato. Quel metodo 
consiste nel fare la seguente serie di operazioni, mentre non passa corrente nel filo 
(1) Si anneriscono benissimo i pezzi di ferro stendendovi sopra, dopo averli ben riscaldati, e 
con un pennello dolce, dell’alcool in cui si è stemprato un po’ di nero fumo. Anche le due faccie 
verticali AD, EH, come pure le faccie trapezoidali che sono dalla parte dell’analizzatore, devono 
essere annerite con cura nello stesso modo. 
