— 246 — 
adopero pel mio pletismografo ('). Introduco l’antibraccio nel cilindro AB e lo chiudo 
presso il gomito con un manicotto A di gomma elastica, come faccio col pletismografo. 
Sospendo l'apparecchio alla volta della stanza per lasciare liberi i movimenti del 
corpo. Per la sospensione mi servo di una catenella di ferro H, nei cui anelli, per 
mezzo di un piccolo uncino metallico, fisso l’apparecchio all'altezza voluta. Riempio 
quindi il cilindro AB con acqua tiepida fino alla base dell’ imboccatura B, larga 
oltre 20 mm. Ad ogni contrazione cardiaca, nel momento in cui penetra una ondata 
di sangue nell’antibraccio, si produrrà un aumento di volume nel medesimo, che 
solleverà il livello dell’acqua nell’imboccatura B. L'aria contenuta nello spazio sopra- 
stante verrà leggermente compressa, e per mezzo di un tubo di gomma elastica, verrà 
trasmesso questo movimento ad un timpano F di Marey, che scrive colla sua leva N 
le singole pulsazioni sopra la carta affumicata di un cilindro rotante. 
Senza questo nuovo sfigmografo non mi sarebbe stato possibile di paragonare 
continuamente la forma del polso del cervello con quello dell’ antibraccio. I nuovi 
fatti da me osservati nella cireclazione sanguigna dell’ uomo li devo essenzialmente 
a questo metodo della registrazione continua: ed il loro valore poggia sulla identità 
del metodo che mi servì per scrivere contemporaneamente il. polso dell’antibraccio e 
del cervello. 
L’antibraccio introdotto nel cilindro di vetro dell’idrosfigmografo che viene riem- 
pito di acqua, rappresenta infatti un organo immerso in un liquido e chiuso dentro una 
cavità resistente; come è appunto il cervello nella cavità del cranio col liquido cefa- 
lorachideo. La corrispondenza è completa. E l’apertura dell’idrosfigmografo dove si 
rendono percettibili i cambiamenti di volume dell’antibraccio è analoga all’apertura 
esistente nel cranio, che mettiamo in comunicazione col timpano registratore. 
Il polso della gamba venne scritto per mezzo di uno stivale di latta costrutto . 
sul medesimo principio dell’idrosfigmografo. La figura e il modo di applicare questo 
apparecchio verranno indicati in un prossimo capitolo. Lo sfigmografo di Marey mi 
servì solo per alcune osservazioni di confronto. Dal paragone che ho fatto più volte 
dei tracciati ottenuti con questi due metodi di registrazione, potei convincermi, che 
se non era del mio idrosfigmografo, non sarei riuscito a ravvicinare i fenomeni della 
circolazione del cervello con quelli di altre parti del corpo; tanto le pulsazioni cerebrali 
sono differenti nella loro forma dal tipo più comune delle curve che si ottengono nel- 
l’arteria radiale per mezzo dello sfigmografo di Marey. 
Oltre al difetto della registrazione continua, oltre la difficoltà di un’applicazione 
sempre identica, e la mancanza della pressione costante, che rende inadatto lo stru- 
mento di Marey per osservazioni prolungate ed esperienze di confronto, mi accorsi 
nelle mie ultime indagini sul polso, che lo sfigmografo di Marey deforma notevol- 
mente le pulsazioni per mezzo della resistenza della molla metallica, per cui mancano 
nei tracciati molte particolarità che osservansi nel polso cerebrale e che compaiono 
nel braccio, quando noi ci serviamo dell’idrosfigmografo che è più sensibile. 
Lo sfigmografo più semplice di tutti è quello che descrissi nella mia Memoria 
(4) I cilindri di vetro vengono somministrati dalla fabbrica Greiner e Friedrichs in Stiitzerbach 
(Thiringen). I manicotti di gomma elastica dalla fabbrica Pirelli e Casassa, Milano. 
