— 123 — 
L'elemento variabile proporzionalmente alla temperatura, che assumesi come indicazione 
del termometro metallico, è l'intervallo compreso fra lo zero di questo e lo zero della 
scala inciso sulla laminetta contigua. La variazione di questo intervallo per la varia- 
zione di temperatura eguale ad un grado del termometro centesimale, dovrebbe essere 
prossimamente eguale alla differenza delle dilatazioni delle due canne una di acciaio 
l'altra di zinco. Prendendo i coefficienti di dilatazione lineare di queste due sostanze 
dall’Annuaire du Bureau des longitudes pour lan 1887 a pag. 701 e 697 si ha: 
dilatazione della canna di <7xco lunga mm. 932, essendo il coefficiente 0.0000295, 27/5 
” ” acciaio > 945,» - 0.0000137, 12, 9 
innranza cello Giarazioni o 509 00908 0499000 0 0090 p = 10 6 
Questo elemento f, come pure la indicazione 7 del termometro metallico ad una 
temperatura determinata, p. es. lo zero, desumonsi praticamente dal diretto confronto 
del termometro metallico con un buon termometro a mercurio od a gas a temperature 
considerevolmente diverse. Quanto ai termometri metallici delle due scale annesse al 
nostro apparato si è trovato: per la scala A; f,== 134,0 (pag. 125) e per la scala 
B; 8,= 11,8 (pag. 126). Per la scala del pendolo austriaco l'0r/f trovò 8 = 174,5 
(v. pag. 62 della sua Memoria) e per quella del pendolo prussiano 27u/rs dedusse 
= 
Per completare la informazione relativamente alla scala ed al termometro annesso 
presento l'indicazione dei pesi delle singole parti e del loro insieme. 
Peso della canna di ottone coi rispettivi talloni graduati: grammi 2339,5 
IPCSOMA INCA PPEOZZIMPLO LELLO MERE O n. 852,0 
Peso della scala coi suoi cappellozzi, senza termometro metallico gr. 2691,5 
so dali Ema dii ERGO a dd 000 000009 00 gr. 1305,0 
Raso dall imma dii ZAMED è 5 è 009 090 d void 0005 » 1048,5 
REO del RTARO BILICO » 0 0 0a 0090 dd 00000000 gr. 2353,5 
Peso della scala compreso il termometro metallico . . ........ gr. 5045,0 
Eesogdelepunta CAVA ae gr. 380,0 
(I due talloni su cui sono le divisioni, pesati separatamente hanno dato 106 gr.). 
Affinchè l’aria possa circolare con libertà fra le tre canne e comunicare coll'esterno, 
sono praticati in ciascuna canna sei fori, tre dei quali presso una estremità e tre presso 
l'altra in modo che i fori di una canna si trovino di prospetto ai fori dell'altra, come 
mostra la fig. 4 della tav. V, che è, come già fu detto, una sezione della scala fatta 
col piano di traccia AB (V, 1; VI, 1, 2). 
$ XX. Il comparatore. 
Nella Tav. III, fig. 2 in AB, fig. 3 in C, si hanno due proiezioni d'insieme a 
scala; del comparatore sopra il primo verticale e sopra l'orizzonte. Dettagli a scala + 
delle estremità superiore ed inferiore sono rappresentati nelle figure 1, 2, 3 della 
Tav. VII, 
