— 125 — 
ottone BB' al contorno del quale si applicano le dita quando si vuol girare nella sua 
madrevite, per alzarlo od abbassarlo, il gambo di acciaio previamente reso libero al 
moto coll’allentamento dell'anello 77°. Il disco BB' è superiormente foggiato in una 
specie di bacinella cilindrica destinata a contenere la materia lubrificante che serve 
a diminuire l'attrito intorno alla punta di appoggio del comparatore. 
Il comparatore consta di un tubo cilindrico verticale di ottone MN (III, 2) lungo 
174 cm., del diametro esterno di 56 mm., formato di lamina dello spessore di 1 mm. 
Alla sua estremità inferiore è saldato colla base maggiore di un tronco di cono rovescio 
dell’altezza di 150 mm., il quale termina inferiormente con una base del diametro di 
10 mm. Su questa base è saldato un piccolo cono di acciaio, avente al suo vertice 
l'apertura di 90°, che costituisce la punta di appoggio del comparatore. 
Presso alla sua estremità superiore il tubo del comparatore è tenuto fermo in 
posizione verticale da una intelaiatura orizzontale DFGN (III, 3) connessa stabilmente 
mediante due robuste viti D ed N al cilindro di getto che costituisce il supporto 
del pendolo. In causa di tale legame, nell'atto di rettificare la posizione del piano 
di agata su cui appoggia il coltello del pendolo colle viti K,L,M, si viene ad alzare 
o ad abbassare anche l’intelaiatura senza però che si sposti sensibilmente in direzione 
orizzontale. | 
Il tubo del comparatore ha colla intelaiatura tre soli punti di contatto, uno dei 
quali colla lamina FG costituente il lato mobile e snodato, rimosso il quale dal suo 
posto è possibile anche la remozione del comparatore. 
Siccome, a comparatore rimosso, la lamina FG è curva verso C così che il punto 
di contatto col comparatore è più vicino agli altri due punti di contatto di quello 
che importi il diametro del tubo, ne viene che quando il comparatore è a posto, la 
lamina per elasticità raddrizzasi alquanto ed esercita sul tubo del comparatore una 
pressione sufficiente per assicurare sempre il contatto sui tre punti, mentre il movi- 
mento di rotazione del comparatore intorno all'asse di figura del tubo rimane. suffi- 
cientemente agevole. 
Alla estremità superiore del tubo del comparatore è applicato orizzontalmente 
uno dei due microscopî micrometrici fra loro eguali dei quali è fornito lo strumento. 
La congiunzione del microscopio al tubo è tale da permettere l’alzamento o l’abbas- 
samento di quello entro a certi limiti con moto micrometrico. 
Ciò è ottenuto nel seguente modo. Il lungo tubo di lamina del comparatore, che 
si è detto avere lo spessore di un millimetro, ABB'A' (VII, 1), è rinforzato alla sua 
estremità superiore con un altro tubo lungo mm. 104 molto più robusto e di getto la 
cui forma risulta dalla rotazione, intorno all'asse, della tigura mistilinea «0ede. Questo 
tubo addizionale entra nel tubo principale a sfregamento per la lunghezza BC di mm. 
48 e vi è fissato mediante la vite D. La fascia indicata in ded’c', che gira intorno 
al tubo addizionale, diligentemente lavorata a cilindro, e sverniciata, è quella veramente 
che viene a contatto colla intelaiatura di cui sopra è parola e costituisce il perno di 
rotazione all'estremità superiore del comparatore. 
All’orifizio inferiore del tubo addizionale è applicato con tre viti /" un fondo di 
cui la figura // 99 è la sezione diametrale. Nel centro del fondo è praticato un foro, 
