— 1283 — 
la parete della scatola situata dalla parte dell'obbiettivo, ha due listelli che formano 
imposta da una parte e dall'altra di detta parete, così che, girando la vite, la testa di 
essa non può spostarsi relativamente alla parete da essa attraversata per un foro, il quale 
nel senso orizzontale è molto più largo del diametro del gambo. Quella vite ha la 
sua madrevite nell’appendice parallelepipeda contro la quale puntano le due viti 
laterali. È evidente che l’azione di queste non è impedita affatto dalla presenza della 
terza vite in grazia della larghezza del foro attraverso il quale quest'ultima passa. 
Htetto della vite S è evidentemente di spostare il microscopio dalla parte dell’obbiet- 
tivo quando sì sviti: di spostarlo verso l’oculare quando invece si avviti. L'azione 
della terza vite non è impedita dalle viti laterali, giacchè durante il moto di quella, 
le punte di queste strisciano sulle faccie verticali del parallelepipedo R contro il 
quale appoggiano. 
Alla distanza di un metro dall'asse del microscopio superiore (III, 2) trovasi infe- 
riormente l'altro microscopio, la cui tavoletta è congiunta ad una mensola fissa sulle 
soglie di due finestre opposte delle quattro che sono aperte alla stessa altezza nel tubo 
del comparatore. Prima di praticare le quattro aperture, il costruttore rinforzò la 
parete saldandovi esternamente un manicotto ee'/f' lungo mm. 23 e fornito di moda- 
nature, per cui, misurato sul contorno delle finestre, lo spessore del tubo lo sì trova 
ben maggiore del millimetro già enunciato. 
Microscopi del comparatore. L'obbiettivo è al modo solito impostato alla estre- 
mità di un tubo di sottile lamina di ottone TUT'U', il quale riveste parzialmente il 
tubo VV' cui è avvitata la scatola micrometrica. Il tubo obbiettivo predetto ha una 
fenditura longitudinale, e, una volta che abbia preso la posizione richiesta dal rapporto 
voluto fra la grandezza della immagine e quella dell'oggetto preso di mira, viene 
fissato al tubo che lo infila, mediante un collaretto aperto XX' e fornito di orecchiette 
che si ravvicinano col mezzo di una vite come per gli altri anelli. 
Il costruttore aveva già dato all'obbiettivo la posizione conveniente rispetto al 
reticolo : essa è di circa 258 mm., mentre il centro dell'obbiettivo dista dall'oggetto metà 
della distanza che lo separa dalla immagine. L'ingrandimento del microscopio in tali 
condizioni è = 60. 
Il reticolo, come vedesi nelle figure 7 delle Tav. V, VI, è composto di sei fili 
orizzontali e di uno verticale. Nel piano del reticolo è posta una sega con 5 punte: 
tali punte sono distanti fra loro quanto è il passo della vite micrometrica, o micro- 
metro, e poichè con un giro del micrometro si porta un filo trasversale dalla imma- 
gine di una divisione della scala alla immagine di una divisione immediatamente 
vicina, ne viene che, il valore del passo apparente essendo ;; di millimetro, il valore 
del passo reale sarà + di millimetro giacchè, a motivo dallo posizione sopra indicata 
dell'obbiettivo fra Torgolito e la sua immagine, questa risulta doppia di quello. — La 
piccola vite %w (VII, 1) serve a portare il principio del giro delia vite micrometrica 
in quel punto in cui una delle punte della sega cade esattamente in mezzo fra i due 
fili terzo e quarto. 
La testa del micrometro è divisa in certo parti eguali e perciò ad ognuna di 
esse corrisponde il valore di un micron. Così il numero di giri del micrometro, che 
leggonsi sulla sega, dà le centinaia di m22670n%, sulla testa del micrometro leggonsi 
