— 129 — 
direttamente le decine e le «rità di micron, e per istima i deczini di micron. Portando 
successivamente ciascuno dei sez fili in coincidenza colla stessa divisione, e facendo le 
letture corrispondenti, ho trovato per le distanze apparenti rispettive dei fili i seguenti 
risultati : 
Micrometro inferiore. Micrometro superiore. 
(0) (o) Ita) (o) (o) 1a 
2-1 32,7 2-1 33,0 
d—_2 49,4 o—2 42,6 
28 ME 228. 765 
o_4 34,5 5-4 32,9 
6—5 47,2 6_òo 42,4 
229,6 226,8 
(N.B. — Il primo filo trovasi in alto apparentemente). 
Nelle mie ricerche il puntamento fu da me fatto sempre disponendo i due fili 
di mezzo del reticolo simmetricamente rispetto alla immagine della divisione o a quella 
del coltello presa di mira. Alcune letture disposte opportunamente mi hanno persuaso 
della grandissima regolarità del passo delle viti micrometriche in tutta la sua esten- 
sione: i risultati complessivi delle osservazioni ne mostrano la sensibile costanza. Ho 
creduto del resto inutile di occuparmi di questa causa di errore trattandosi di misure 
di differenze micrometriche che, se possono ritenersi costanti nel breve tempo in cul 
dura un semplice confronto, variano da un confronto all’altro per effetto della tempera- 
tura; onde è che le letture cadono successivamente in molti punti distribuiti su tutta 
la estensione del passo, e nella media dei risultati le piccole irregolarità di questo 
possono considerarsi come eliminate. 
Talune osservazioni preliminari mi hanno condotto alla convinzione, che, delle dila- 
tazioni irregolari dello strumento determinate da alterazioni di temperatura provenienti 
dalla presenza dell’osservatore, sono presso che insensibili quelle dovute al calore irrag- 
giato dal corpo dell'operatore attraverso lo strato interposto d'aria, mentre sono molto 
temibili quelle occasionate dal diretto contatto. 
Per togliere la possibilità di toccare inavvertentemente l'asta del comparatore 
durante le osservazioni e per dare un opportuno sostegno alle lampade elettriche, più 
che per difenderlo dal calore raggiante, è stato protetto il comparatore stesso col tubo 
esagonale di legno IJIJ' (III, 2), PQRS (III, 3) piantato inferiormente sul pavimento 
di legno e superiormente raccomandato ai mensoloni di marmo che sostengono lo stru- 
mento, così che fra comparatore e tubo non vi è alcun punto di contatto diretto. Natural- 
mente nel tubo sono praticate delle aperture in corrispondenza coll’obbiettivo e col- 
l'oculare del micrometro inferiore ed altre per poter collocare a posto la livelletta 
e per leggere le sue indicazioni. Altri fori furono aperti nel tubo presso il pavimento 
per agevolare l'equilibrio di temperatura fra l’aria esterna e la interna. 
Per girare il comparatore dalla scala al pendolo e vice-versa, serve la piccola 
impugnatura di legno L (III, 2) avvitata sopra un anello che abbraccia il tubo del 
comparatore presso al luogo di contatto del comparatore colla intelaiatura entro la quale 
esso ruota. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — Memorie — Ser. 48. Vol, V°. 17 
