— 132 — 
il terzo dal quarto e con s, la distanza, pure incognita, che separa il primo dal quarto, 
cioè la distanza del centro di gravità dal coltello più lontano. Avremo 
ss—deg=b, — 
Rovesciando il pendolo, cioè portando a contatto colla leva l’altro coltello, le 
letture ai due indici sì cambieranno in d», <> e sarà s» la distanza del centro di gravità 
dal coltello che è a contatto colla leva, mentre 4 rimane lo stesso. Avremo allora 
ss_-a= bi — 42 
e pertanto: ssaa) (0 - DI 
Conosciamo poi per la diretta misura la distanza dei coltelli, che indicheremo 
con L, per cui 
ss = 
e quindi n= TL) 
So == + (L — DI) 
$ XXII. Zluminazione. 
Fino da quando ebbi la prima volta ad occuparmi del coordinamento delle ricerche 
necessarie per una completa determinazione della lunghezza del pendolo a secondi, 
parvemi che sarebbe stato molto vantaggioso di rendere le misure di lunghezza del 
pendolo e di durata delle sue oscillazioni, indipendenti dall'ora del giorno, sostituendo 
alla illuminazione diurna una illuminazione artificiale. In tal modo soltanto era possi- 
bile di scegliere per ie osservazioni le ore più comode, più tranquille e più prossi- 
me a quelle nelle quali vengono fatte le determinazioni astronomiche del tempo, 
ed era possibile di ottenere facilmente costanza nella direzione e nella intensità della 
illuminazione. 
Circa la scelta della sorgente luminosa artificiale, la difficoltà consistette nel tro- 
vare una lampada, dalla quale si potesse rapidamente e facilmente ottenere a momenti 
dati una luce molto viva, mentre ordinariamente rimanesse spenta o quasi spenta. 
Tentato con mediocrissimo successo di attivare un sistema di illuminazione con lampade 
a gas e a regolatore, mi decisi di ricorrere alla illuminazione elettrica prodotta da lam- 
pade a incandescenza del sistema Swan, inserite nel circuito di una pila Gandini di 
dieci elementi. Le lampade impiegate furono quattro. Una serviva per illuminare alter- 
nativamente l'estremità inferiore della scala e il coltello inferiore del pendolo; la 
seconda serviva per illuminare l'estremità superiore della scala e il coltello superiore; 
la terza, portata a mano, serviva pe» le letture alle teste dei micrometri ed ai ter- 
mometri; la quarta finalmente era destinata ad illuminare l’arco graduato su cui si 
misura l'ampiezza dell'oscillazione. 
Onde evitare qualunque possibile dannosa influenza sugli apparati dei vapori acidi 
svolui dalla pila, questa fu tenuta sempre segregata, come già si disse, nel vano della 
finestra G (II, 3) separato con una parete di tavole dalla stanza di osservazione, e 
tenuto sgombro (quando volevasi lasciar chiuse le invetriate) dai vapori mediante un 
aspiratore a fiamme di gas. 
La montatura e la manutenzione della pila sono semplicissime: la costanza e la 
