— Il — 
sì può dare quasi rigorosamente la forma ideale di uno spigolo vivo; ma per coltelli 
in agata il puntamento del coltello illuminato accusa uno spostamento di circa 20 
microni. Si poteva facilmente rendersi conto della esistenza di questa sorgente di errore 
illuminando simultaneamente il coltello dall’alto e per di dietro. Tutto il campo 
visuale è allora illuminato e interrotto nel mezzo da una riga oscura, larga 20 microni, 
la cui grossezza misura la distanza del taglio osenro dalla linea del massimo riflesso. 
Il relatore crede dunque vantaggioso di rinunciare interamente al puntamento dei 
coltelli illuminati, di non osservare che i coltelli oscuri e di annientare l'influenza 
della irradiazione con dei mezzi appropriati. Uno di tali mezzi sembra al relatore 
poter p. es. essere questo: di portare uno dei fili del micrometro quasi a contatto collo 
spigolo, così che vi rimanga una linea di luce libera framezzo e poi cercando la ridu- 
zione di questo puntamento al mezzo dei due fili, tendendo nel microscopio un filo fisso 
ausiliario, avvicinando il filo mobile a quel filo fisso fino ad un contatto analogo a 
quello dapprima fatto col coltello e poi puntando il filo fisso col mezzo dei due mobili: 
la differenza fra la prima lettura e la media di queste due è la chiesta riduzione ». 
Per parte mia stimai di poter superare la difficoltà illuminando simultaneamente 
coltello e campo e cercando nelle collimazioni di collocare nel mezzo dei due fili mediani 
mobili, il margine esterno della grossa linea (più grossa della metà dell'intervallo dei 
fili) che termina la immagine del coltello. 
Mentre però il sistema di riflettori ausiliarî annessi all'apparato di Repsold permette 
la illuminazione simultanea del coltello inferiore e del fondo su cui apparisce proiettato, 
rende impossibile una simile illuminazione pel coltello superiore. Nel cercare di risol- 
vere questa difficoltà mi avvidi di poter con vantaggio impiegare le lampade stesse 
che servono ad illuminare la scala e che, situate lateralmente davanti all'obbiettivo 
di ogni microscopio, inviano la loro luce sull'oggetto da osservare anche nella dire- 
zione dell'asse del microscopio, mediante un riflettore piano (con foro centrale davanti 
all’obbiettivo) inclinato di 60° alla direzione di quest'asse. 
Per poter utilizzare a tale scopo le lampade ora dette bisognava che, girando 
il comparatore intorno al suo asse verticale, potessero esse pure ruotare onde trovarsi 
al momento delle collimazioni nelle stesse posizioni relativamente ai riflettori. 
Per ottenere un tale scopo applicai le lampade a supporti tali che, rimanendo 
soltanto collegati alla fodera prismatica di legno, la quale protegge ii comparatore 
senza avere con esso verun punto di contatto, fossero dotati di un movimento di rota- 
zione intorno all'asse del comparatore medesimo. In ogni supporto poi vi è il mezzo 
per dare alla lampada rispetto al riflettore quella posizione che dà il grado più conve- 
niente di illuminazione. 
Dei raggi luminosi inviati nella direzione LMO (IV, 4, 5) dalla lampada verso 
il coltello, per mezzo del riflettore che sta davanti all'obbiettivo del microscopio, una 
parte cade sopra la prima faccia del coltello stesso /e, che è inclinata alla verticale di 
45°, e viene riflessa verticalmente, un’altra parte procede oltre, va a cadere sullo 
specchio O che sta al di là del coltello, e, se questo specchio è perpendicolare all'asse 
del microscopio, ritorna indietro per O L, attraversa il microscopio ed entra nell'occhio 
dell’osservatore. 
Fai raggi da quello specchio rimandati nell'occhio in direzioni poco differenti 
