— 136 — 
Ho potuto convincermi che, nella disposizione da me adottata, l’effetto dell’irra- 
diazione è, in generale, trascurabile, osservando che, con varî gradi d'illuminazione 
relativa della zona e del fondo, il margine più scuro e preciso della zona non mani- 
festava verun sensibile spostamento rispetto ai fili del reticolo mantenuti in una deter- 
minata posizione. 
Soltanto nel caso in cui il fondo presenti nel centro del campo molta chiarezza 
e poca ne presenti sul contorno, mi sono accorto della esistenza della irradiazione 
notando, appunto nel centro del campo, una leggera inflessione del margine più scuro 
della zona, come se ivi dal fondo chiaro trabordasse alquanto di luce entro al confine 
della zona stessa. 
Nelle figure 4 e 5 della Tav. IV sono date le sezioni degli specchietti riflettori 
e dei loro supporti fatte col piano comprendente l’asse del pendolo e quello del com- 
paratore. 
Lo specchietto O, che, rispetto al comparatore, trovasi al di là del coltello supe- 
riore (fig. 4), appoggia in B sull'orlo della intelaiatura cui quel coltello è congiunto 
e mediante l'appendice BA, che col suo peso tenderebbe a rovesciarlo verso il coltello, 
appoggia in A contro il gambo del pendolo. 
Lo specchietto M trovasi fissato all'estremità di un tubetto CD, inargentato 
internamente e reso specolare affine di raccogliere nel campo una maggior quantità 
di luce. Questo tubetto appoggia in E, pure sulla intelaiatura suddetta, ed è tenuto in 
posizione dall'appendice DF mediante la quale in F appoggia contro il gambo. 
Il riflettore O del coltello inferiore (fig. 5) ha un supporto della forma indicata 
dalla figura ABCDE, mediante il quale appoggia internamente in C sull'orlo inferiore 
del foro che gli sta di contro nel gambo, e appoggia contro il gambo mediante un 
archetto in cui termina l'estremità E dell’appendice DE. 
Lo specchietto M, pure tisso all'estremità di un tubetto FG, simile a quello che 
porta lo specchietto omonimo dell'altro coltello, è tenuto a posto dall’appendice GH 
opportunamente conformata. 
Benchè i supporti degli specchietti non sieno provveduti di sistemi di aggiusta- 
mento micrometrico, possono per facili e brevissimi tentativi, fatti con leggeri tocchi 
della mano, essere collocati al posto più conveniente. 
S XXIII. Avvertenze e norme per l'uso e per l'aggiustamento dello strumento. 
1. Il piano LM (I, 7) su cui appoggiano successivamente i due coltelli del 
pendolo deve essere orizzontale. Per ottenere la orizzontalità servono le tre paia di 
viti K, L, M (III, 3) e la livelletta a mano (I, 10) la cui particella ha il valore 
angolare di 25”. Usando qualche diligenza si può giungere ad un errore di orizzonta- 
lità del piano suddetto minore di mezzo minuto primo. 
2. Appoggiato il pendolo mediante uno dei suoi coltelli sopra quel piano, il gambo 
del pendolo si dispone verticalmente e la sua punta inferiore 4 (III, 1, 2) dovrà tro- 
varsi in coincidenza collo cero dell'arco graduato fissato al supporto ed avente il suo 
centro nel taglio del coltello superiore. Se lo zero non corrisponde esattamente alla 
punta del pendolo si può soddisfare a tale condizione spostando opportunamente l'arco 
