ga 
graduato. Però avendo nelle mie osservazioni fatto dipendere la determinazione della 
durata di una oscillazione dalla osservazione di due serie staccate di sessanta passaggi 
successivi del pendolo per lo zero, e la determinazione dell'’amplitudine dalla misura 
di una serie di massime digressioni osservate alternativamente da una parte e dall'altra 
dello zero, un errore anche rilevante nella posizione di questo non ha influenza sui risultati. 
3. Si rende immobile il pendolo nella sua posizione verticale chiudendo la sua 
estremità inferiore fra la punta appianata di una vite orizzontale e l'estremità di 
un'asticella scorrevole, avente l’asse in continuazione di quello della vite e reagente 
contro la vite stessa in virtù di una forte molla ad elica. Girando la vite si può dare 
al pendolo un piccolo moto di rotazione intorno al coltello superiore. Vite ed asticella 
sono portate da un pezzo girevole a cerniera intorno ad asse parallelo al comune loro 
asse, e diretto orizzontalmente nel piano di oscillazione del pendolo, così che quando 
questo deve rimaner libero di oscillare, il pezzo suddetto viene ribaltato dietro all'arco 
graduato in modo da togliere qualunque impedimento al moto. 
4. Quando l’aggiustamento sî voglia fare indipendentemente dalla luce diurna, 
sì mettono a posto gli specchietti riflettori che servono alla illuminazione dei tagli 
dei coltelli (IV, 4, 5). Mediante la livelletta apposita M M' (VII, 1), fornita di viti 
di rettifica, di cui una particella ha il valore di 30”, mediante le viti G ed H 
(VII, 1) che servono a variare la direzione dell'asse del microscopio rispetto a quello 
del comparatore, e mediante le viti 4,4, (III, 2), A, A (VII, 3) del piede, si dà 
al comparatore direzione verticale e nello stesso tempo si dispongono gli assi di figura 
dei microscopî orizzontalmente. Tali due condizioni sono avverate quando la bolla della 
livelletta, appoggiata successivamente su ambidue i microscopi, tanto in una posizione 
quanto nella posizione invertita, si conserva nel medesimo posto in tutti gli azimut. 
5. Sciolgasi l'anello madrevite 77" (VII, 3) e per poter fare ciò si leva prov- 
visoriamente il comparatore dal suo appoggio inferiore e si toglie il pezzo B B' x w' 
dal suo posto allentando una delle viti A, A”. Allentato l'anello 77", si rimette il pezzo 
e il comparatore a posto e si serra nuovamente la vite. Mediante la vite B B' del 
piede s'innalzi o si abbassi il comparatore diretto al pendolo fintanto che, guardando 
pel microscopio inferiore, si vegga la immagine del taglio del coltello passare per la 
punta di mezzo del pettine micrometrico. Si cerca intanto di vedere distintamente il 
taglio del coltello servendosi della vite orizzontale contro la quale appoggia la punta 
inferiore del pendolo. Ottenuto lo scopo, si ripetono le operazioni di prima per poter 
stringere fortemente l’anello madrevite 7 7". Questa avvertenza di stringere fortemente 
il detto anello è assolutamente necessaria; perchè altrimenti potrebbe accadere (e 
questo m'è accaduto taluna volta nelle osservazioni di prova) che, girando il compa- 
ratore, giri per attrito anche la vite B B' e quindi che il comparatore s' innalzi o si 
abbassi mentre dovrebbe rimanere sempre alla stessa altezza. 
6. Si sposti in seguito il tubo corsoio p g p'g' (VII, 1) che porta il microscopio 
superiore, servendosi della vite %7' dopo di avere alquanto allentate le viti v, v" (con 
che naturalmente l’altezza dell’altro microscopio non varia) finchè, guardando pel 
microscopio stesso, si vegga l’immagine del taglio del coltello superiore passare per 
la punta di mezzo delle cinque che compongono il pettine micrometrico rispettivo. 
Indi si stringono nuovamente le viti v e >. Successivamente, dopo di avere allentato 
CLASSE DI SCIENZE FIsIcHE ece. —— MeMmorIE — Ser 4%. Vol. V°. 18 
