— 138 — 
alquanto le viti che stringono gli anelli K, K', si sposta il microscopio nella dire- 
zione del proprio asse colla vite S (VII, 1) fino a tanto che la visione del taglio del 
coltello sia distinta come quella dei fili micrometrici e sia nullo qualunque indizio 
di parallasse del reticolo. 
7. Si dispongono i fili dei reticoli, mediante la rotazione dei microscopî intorno 
ai rispettivi assi ottenuta colle viti Q, così che riescano paralleli ai tagli dei coltelli. 
Ciò si fa tanto pel micrometro superiore, quanto per l’ inferiore, dopo di che si strin- 
gono nuovamente le viti dei collaretti K , K'. 
8. Mediante la piccola vite w esterna alla scatola micrometrica si trasporta, 
occorrendo, il telaietto dei fili di ogni mierometro in posizione tale che, l'indice sulla 
testa del micrometro segnando zero, i due fili di mezzo si trovino a eguale distanza 
da una delle cinque punte del pettine micrometrico. Lo scopo di questa rettifica è 
di poter vedere prossimamente nel movimento dei fili del reticolo il principio di ogni 
giro successivo della vite micrometrica. 
9. Il verso nel quale devono contarsi positivamente i giri (nel nostro strumento 
da sotto in su apparentemente) è determinato dal verso nel quale si vedono muoversi 
i fili del reticolo, mentre il tamburo del micrometro gira in modo che le cifre, le quali 
sì presentano successivamente all'indice, sieno crescenti. Per non aver a leggere rivo- 
luzioni negative è opportuno di contare ero rivoluzioni sulla prima punta del pettine 
(nel caso nostro sulla punta inferiore) così che sulla punta di mezzo si leggono due 
giri e sull'ultima si leggono quattro giri. ; 
10. Essendo i due micrometri sulle posizioni 2"iY-0P, ed i tagli dei coltelli appa- 
rendo nel mezzo dei due fili mediani, si gira il comparatore in guisa da portare i miero- 
scopî presso a poco nel piano della scala, cioè in modo che, guardando attraverso i 
microscopî stessi, appariscano le divisioni estreme della scala. Se allora, mediante la 
vite 0 (III, 1) che serve a spostare verticalmente la scala, si fa in modo che nel 
mezzo dei due fili mediani di un microscopio (nelle nostre esperienze sempre il miero- 
scopio inferiore) si trovi la divisione zero della scala, la divisione 1N si troverà cer- 
tamente fra mezzo ai due fili mediani dell'altro microscopio, giacchè la distanza dei 
due microscopî è eguale alla distanza dei coltelli e questa dal costruttore fu fatta molto 
prossimamente eguale ad un metro. 
11. Si porta in seguito l'estremità superiore della scala alla distinta visione del 
microscopio superiore, servendosi del meccanismo apposito de (III, 3). 
12. Mediante la medesima livelletta M M' (VII, 1) che ha servito per disporre 
verticale l'asse del comparatore, e mediante le viti 7,7 (III, 1) che agiscono come 
le viti 4, 4, @ (III, 2) al piede del comparatore, e che si trovano al piede della scala, 
si dà pure a questa posizione verticale. Ciò fatto, guardando pel microscopio inferiore, 
si dovrebbe vedere distintamente l'altra estremità della scala senza bisogno di ulte- 
riori aggiustamenti. Nel caso in cui si presentasse un piccolo errore di parallasse fra 
il reticolo e le divisioni della scala, si potrà toglierlo collo spostare alquanto lungo 
il proprio asse il mieroscopio inferiore mediante la sua vite S, dopo avere alcun poco 
allentato le viti dei collaretti K e K' (VII, 1), salvo poi a rimettere alla visione 
distinta il taglio del coltello inferiore del pendolo mediante la vite della morsetta che 
trattiene inferiormente la punta del pendolo. 
