— 139 — 
13. Disposto il comparatore in modo che il filo verticale del micrometro inferiore 
sì trovi, nel caso nostro, sulla linea di contatto delle immagini della scala e del ter- 
mometro metallico, si osservi se anche il filo verticale del microscopio superiore appa- 
risca sul margine del lembo graduato: se ciò non avesse luogo, sì faccia ruotare il 
tubo corsoio pp'99' (VII, 1), portante il microscopio superiore, intorno all'asse ver- 
ticale del comparatore, mediante le opportune viti 4,4 (VII, 2) operanti a contrasto, 
flno a che l'errore sia tolto. Bisogna naturalmente fare in modo, che quando il filo 
verticale del microscopio superiore è a posto, lo sia anche il filo verticale del micro- 
scopio inferiore. 
14. Conviene verificare se con un giro intero della vite di ciascun micrometro 
si porti il doppio filo da una divisione all'altra della scala. Siccome non sarà possi- 
bile ottenere in modo costante soddisfatta una tale condizione con tutta l'esattezza, 
converrà nelle letture procedere secondo il modo solito usato nelle misure mierome- 
triche, cioè puntare sempre a più di una divisione onde potere ad ogni lettura appli- 
care la correzione del passo ad essa conveniente. Nel nostro strumento tale condizione 
è così bene adempiuta per opera del costruttore stesso, come può riconoscersi dai quadri 
delle osservazioni, che non reputai necessario di toccare minimamente la posizione degli 
obbiettivi dei microscopî rispetto ai piani dei fili. 
15. Naturalmente dopo di avere eseguiti tutti gli aggiustamenti descritti, si dovrà 
verificare se il comparatore sia rimasto verticale e gli assi dei microscopî sieno ancora 
orizzontali e, nel caso di bisogno, correggere nuovamente. 
S XXIV. Influenza di alcuni errori di aggiustamento 
sul risultato della comparazione. 
Suppongo che i fili verticali dei due micrometri si trovino in uno stesso piano 
coll’asse di rotazione del comparatore, e tanto sulle divisioni 0 e 1" della scala, quanto 
sui tagli dei coltelli, le collimazioni vengano sempre fatte sui punti che, in una data 
posizione del comparatore, si trovano nel piano ora detto determinato dall'asse del com- 
paratore e dai fili micrometrici verticali. 
Se la perpendicolare comune ai tagli dei coltelli e la perpendicolare alle divisioni 0 
e 1“ della scala non sono parallele al piano di collimazione, ma formino rispettivamente 
con esso gli angoli y e o, essendo C ed S le vere lunghezze di dette perpendicolari, le 
distanze C' ed S' dei punti collimati, sia nel pendolo sia sulla scala, avranno i valori : 
C'= C sec y 9 S'= Sseco. 
Se le rette 0" ed S' fossero parallele all'asse di rotazione del comparatore, questo 
ne darebbe direttamente la differenza di lunghezza. Ove però esse formino coll’asse 
del comparatore rispettivamente gli angoli c ed s il comparatore porge invece la dif- 
ferenza 4' delle loro proiezioni sull'asse del comparatore, cioè : 
d'= C'cos e — Scos s 
= Ccosesecy — S cos s sec o, 
ovvero, tralasciando i termini d'ordine superiore al secondo, 
sd et eo 
