— 151 — 
PARTE TERZA 
Ricerche sperimentali. 
S$S XXVI. Campionatura della scala B (n. 2) e del termometro a mercurio. 
Eseguito nel gennaio 1886 il confronto della scala A colla scala B, mediante il 
comparatore del pendolo, avrei desiderato di poter ottenere un confronto diretto di 
quest'ultima scala col campione dell'Eichungscommission di Berlino e, in conseguenza, 
anche la relazione fra le scale del nostro apparato e quelle dei pendoli austriaco e prus- 
siano. Ma, dietro l’autorevolissimo parere espressomi dall’ illustre signor prof. Foerster 
in una sua cortesissima lettera del 27 marzo 1886, mi convenne lasciare tale desiderio 
inappagato. Pertanto mi rivolsi al Presidente della Commissione Italiana, generale 
Ferrero, affinchè volesse fare le pratiche opportune presso il Bureau International à 
Breteuil collo scopo di ottenere da quello la campionatura della scala. 
Delle pratiche fatte dal Presidente della Commissione geodetica italiana è memoria 
a stampa nelle pagine 12, 195, 196 e 197 dei « Procès-verbaux des séances de 1886 » 
del « Comité International des poids et mesures (Paris 1887)», ed in seguito ad esse 
ricevetti dal Presidente stesso l'invito di spedire la scala a Firenze d'onde sarebbe 
stata immediatamente inoltrata a Breteuil. 
Feci allora un nuovo confronto fra le due scale, e il 24 luglio spedii la scala B 
per via ferrata a destinazione, entro alla sua cassetta originale di mogano, questa 
essendo contenuta in una robusta cassa imbottita internamente di stoppa e chiusa a 
chiave. Nella cassetta medesima della scala fu collocato anche un termometro centi- 
grado, diviso in decimi, del Tecnomasio affinchè esso pure venisse campionato intorno 
alle temperature alle quali furono eseguite da me le operazioni. 
Il 6 luglio 1887, cioè quasi un anno dopo l'invio, ricevetti di ritorno da Firenze 
la cassa in pieno ordine con entrovi la scala B ed il termometro, e nei giorni succes- 
sivi dal 13 al 21 eseguii l’ultimo confronto di essa colla scala A, che, fino dall'epoca 
delle osservazioni di agosto 1885, era sempre rimasta nella medesima posizione verticale. 
Insieme colla cassa ricevetti anche il « Certificat » e le tavole numeriche, che qui 
riferisco. 
Bureau International 
des 
Poids et Mesures 
Pavillon de Breteuil Sévres (S.-et-0.) 15 Juin 1887 
CERTIFICAT 
pour une Règle de Pendule è réversion de la longueur d'un mètre, 
appartenant è la Commission Géodésique de l'Italie, 
recuwe le 18 Aoùt 1886 avec demande, par lettre du 7 Aoùt, de M." Ie Général 
