— 154 — 
A chaque degré du thermomètre à mercure correspond donc en moyenne un dépla- 
cement de 124.24 = 07.5 de l'échelle du thermomètre métallique et un déplacement 
de 1 sur l’échelle du thermomètre métallique correspond à 0°.082 = 0°.003. 
DESCRIPTION DU THERMOMETRE À MERCURE ACCOMPAGNANT LA RÈEGLE. 
Le thermomètre est émaillé et porte l’inseription: « Tecnomasio Milano ». Les 
divisions sont en dixièmes de degré centigrades depuis — 15°.0 jJusqu'à +- 55°. 
Les dimensions caractéristiques sont : 
mm 
Distance du milieu du réservoir au zéro 132.5 
Tama dm certe » 0 6 60660 6.867 
Longueur extérieure du thermomètre. . 553.0. 
ETUDE DU THERMOMETRE. 
L'étude de ce thermomètre a été confiée à M. le D." Guillaume savant attaché 
au Bureau international, chargé de la Section de thermomètrie. Les corrections ont 
été déterminées par comparaisons avec le thermomètre en verre dur Tonnelot n. 4330 
appartenant au Bureau. Les comparaisons ont été faites en Juin 1887, approximati- 
vement de 3° en 3° et en position horizontale. Le point zéro correspondant è chaque 
tempèrature a été déterminé en position verticale et réduit è la position horizontale. 
Ces comparaisons ont donné les résultats suivants. 
Lectures brutes | Zéros reduits |Lectures réduites|Lectures réduites|  Corrections 
du thermomètre| è la position |du thermomètre | du thermomètre | du thermomètre 
italien horizontale italien T'onnelot italien 
U) o) (o) O) (o) 
9.368 + 0.198 I 9.170 9.141 — 0.029 
12.178 | + 0.189 | 11.989 11.967 — 0.022 
15.274 + 0.181 | 15.098 15.090 — 0.003 
18.188 | + 0.179 | 18.009 17.990 — 0.019 
21.094 | + 0.174 | 20.920 20.865 — 0.055 
24.063 | cOn | 23.899 23.792 — 0.107 
Une table de corrections pour tous les dixiòmes de degré entre 9° et 24° en a 
été déduite par interpolation graphique. 
Coefficient de pression. — Le coefficient de pression extérieure a été déterminé 
par M.° Guillaume le 13 Juin 1887: 
Pe == 0.000 1700 = 0.000 000 6. 
Tables. — Les tables accompagnant ce certificat donnent : 
Table I. — Table de réduction è l'echelle du thermomètre à mercure en verre dur 
pour tous les degrés entre 9° et 24°. 
Table II — Table des corrections de pression intérieure pour tous les degrés depuis 
— 9° jJusquà + 55°. 
Table III. — Table des corrections de pression extérieure pour tous les millimètres 
de pression mercurielle depuis 700" jusquà 819". 
Table IV. — Corrections de réduction au thermomètre à azote pour tous les degrés. 
