— 158 — 
Ridotta la lettura alla posizione orizzontale vi si applica la correzione di ce70 
dedotta dalla Tabella 1* di questo paragrafo e si ha così la lettura ridotta del ter- 
mometro del Tecnomasio (corrispondente a quella della colonna III; tav. della pag. 154). 
Applicando a questa la correzione data dalla Table I, calcolata sui numeri della 
colonna quinta nella tavola su citata, si ha la lettura corrispondente del termometro 
Tonnelot in vetro duro. 
Finalmente, applicando la correzione data dalla Table IV, si ha la lettura cor- 
rispondente del termometro ad azoto. 
Esempio. Lettura al termometro in posizione verticale . . . . ... 109,00 
Riduzione alla posizione orizzontale (Table II, pressione interna) + 09,04 
Zero ridotto alla posizione orizzontale (Tabella 1%) . . . . — 0,20 
Riduzione al termometro Tonnelot (Table I). . . ....... —0,03 
Riduzione al termometro ad azoto (Table IV) . . . ..... —0,05 
Somma delle correzioni —0, 24 
Temperatura corrispondente . . . . . È s RENATO TO) 
Facendo il medesimo calcolo per varî Dn adi iaia costruendo graficamente 
le correzioni e perequandone i valori ad occhio, ottengo la 
TABELLA 2.% 
DD IS) 
sl odo 
BE 583 
|3o9 5353 N 
SES Sa 
|©S5| Sa 
dr e 
SS Pad 
0 (0) 
3 | >0% 
9 0,24 . 
10 0.23 i 
THD 0.23 
12 0.22 
8 | 08 
14 0.21 
15 0.20 
16 0.20 
17 0.21 
18 0.22 
19 0.23 
| 20 0.24 
21 0.26 
9292 0.27 
23 0.28 
24 | — 08 
b) Correzioni dei Termometri Alvergniat usati nella misura delle temperature. 
Nella misura delle temperature dell’aria ambiente feci uso di tre termometri a 
mercurio dell'Alvergniat divisi in quinte parti di grado centesimale, portanti rispet- 
tivamente i numeri di fabbrica 24488, 35994, 37134, e favoritimi, insieme col ter- 
mometro a decimi di grado del Tecnomasio, dall'Ufficio Centrale di Meteorologia 
in Roma. 
