— 161 — 
Finalmente sommando le correzioni della Tabella 6* colle rispettive riduzioni del 
termometro n. 1 al termometro ad azoto, fornite dalla Tabella 2°, ottengonsi i nu- 
meri della Tabella 72, i quali valgono pel novembre del 1885. 
TABELLA 7.% 
38 Novembre 1885. 
Mi £ | Riduzione al termometro ad azoto 
S S del termometro 
È E n.2 n. 3 n.4 
(6) 0 lo) 
80 — 0.51 — 0.71 — 0.65 
9 — 0.52 — 0.70 — 0.64 
10 — 0.52 — 0.68 — 0.61 
20 — 0.53 — 0.70 — 0.57 
21 — 0.58 — 0.71 — 0.59 
22 — 0.54 — 0.71 — 0.59 
23 — 0.54 — 0.70 — 0.60 
24 — 0.56 — 0.71 — 0.60 
Per ottenere quelli competenti a un'altra epoca precedente o susseguente basterà 
applicarvi una piccolissima correzione proporzionale al tempo facendo uso dei numeri 
contenuti nell'ultima colonna della Tabella 5°. 
S XXVIII. Costanti dei termometri metallici congiunti alle due scale A e B. 
Per esprimere la relazione esistente fra la indicazione M in mzeroni del termo- 
metro metallico, la indicazione # del termometro normale a mercurio (riportato al ter- 
mometro ad azoto) supposto situato a metà altezza fra gli estremi della scala, in 
grande vicinanza di questa, si assume la equazione lineare 
M=m+f.t 
dove #2 rappresenta la indicazione del termometro metallico per {= 0, e 8 rappre- 
senta la variazione di M corrispondentemente alla variazione di una unità in £. 
Per determinare queste quantità 7. e £, supposte costanti, ho fatto concorrere 
tutte le osservazioni eseguite simultaneamente sui termometri a mercurio e sui termo- 
metri metallici. 
a) Termometro metallico della scala A (N.1). 
Nelle misure di distanza dei coltelli istituite nell'agosto 1885 e nel febbraio 1886, 
i termometri a mercurio n. 2 e n. 3 erano situati sulla stessa verticale a pochi cen- 
timetri al sud della scala A, uno col bulbo presso l'estremità inferiore, l’altro col 
bulbo presso l'estremità superiore della scala medesima. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MemorIE — Ser. 4%. Vol, V°. 21 
