— 177 — 
| 
o (©) 
® 2 oO 
Re lan = = 
SI od Ea 4 Sq £A 
(Sn NOLA O © 
D |3S|55Z|358| #3 | 85 
< |E°|SSS5lEEs| s°| 82 
"eo Da QE 2 BE da da 
5 \AR|Soglsage| 55 | 85 
HRS |s0R|Es |as a 
© = S 5 
E E 
1 2 3 4 5, 6 
hm | (o) p | 
20 | III. | 8. 422.12 | 022.2 | 040.7 
8.28 »||22.14 | 023.1 | 043.6 | 
18 | II. | 7.13 21.14 | 010.0 | 035.8 
7.43»| 21.30 | 012.9 | 034.6 | 
18 | » | 7.53»||21.72 | 015.4 | 088.6 
8.17 »||21.77 | 019.1 | 089.6 | 
21 | » | 7.22»||22.00 | 022.6 | 045.1 
7.45 »| 22.15 | 022.6 | 042.8 
» ”» 748] 22.20 | 021.0 | 041.0 
022.0 
8.9 I 22.20 
Differenza di livello nel senso 
Scala A — Scala B 
delle estremità 
infe- | supe- | supe- | infe- 
ri orrori 
(immagine rovescia) 
Ordine dei confronti 
diretto | inverso 
7 | 8 9 Î 10 
pi | i | pi 
40.5 | 29.0 | 27.8 || 38.6 
OI MTE5 I BS 70 
26.7 | 139 | 144 | 27.4 
0537 I O CATA COCA O) 
18.1 5 5.9 19.8 
18.9 4.1 5.1 19.1 
13.1 2.1 27498 1515) 
14.7 1.9 33 || IMg 
13.9 Dr || 1836 
14.3 3.8 | 13.8 
n Ra 
R CS) (3 
ES |ESd, 
Cosi Moni Ma 
es | BS || 
sf | sie ES | 
isi| 8 88 | 
pa a w 
È (©) È o Si 
(©) (»} 
(79) (09) Î 
11 12 18 Il 
15 | 108 | 
3. 1017 
11.7 | 89 
128 | 130] 135 
15.7 | 124 
I 
ao Sla 
148 | 14.0 | 
| | 
A 5) Il 
110 181! 193 | 
12.8 | 114! | 
TotoNi iL0:9) E 
11.8 10.0 
Facendo i medî di tali risultati, aggruppati secondo la disposizione cui apparten- 
gono, e le epoche nelle quali furono ottenuti e indicando con d,, d,, 03, d, i valori 
delle differenze delle due scale nelle quattro disposizioni, si ha : 
TABELLA 15. 
Tempe- 
Epoca 
ratura 
del confronto A 
0 
Gennaio 1886 8.91 
Luglio 1886 | 21.04 
Luglio 1887 | 21.27 
dì da di 
126+ 01 | 128+ 01 | 11°8= 081 | 
11.6+02|102=+02| 96=+02 
13.7=+ 0.1 | 127=0.4 | 115 + 0,8 
Scala A — Scala B 
d, 
| p 
12.2=+ 0.1 
9.7 40.3 
12.0 = 0,3 
Conviene ora riflettere che le disposizioni I e II si differenziano fra loro soltanto 
per una diversa disposizione del termometro metallico, il quale nella prima ha la sua 
attaccatura internamente al tubo di ottone, presso alla estremità inferiore della scala, 
mentre nella seconda ha la sua attaccatura presso alla estremità superiore. Differenza 
analoga si presenta fra le disposizioni terza e quarta. Nella ipotesi che il termometro 
metallico non sia a contatto internamente col tubo di ottone della scala, ma che sia 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — Memorie — Ser. 4% Vol. V°. 
99 
28 
